п. А b t h е i 1 u n g. 
1844. 
Nördliche und tvestliche Kreise. 
Die magnetischen Bestimmungen wurden in diesem Jahre mit demselben Apparate 
wie im vorigen ausgeführt. Um ihn jedoch auch zu den für die DecHnalions -Messung er- 
forderhchen astronomischen Bestimmungen brauchbar zu machen, brachte Hr. Lament auf 
meine Bitle einen Höhenkreis an, welcher den magnetischen Theodohten zu einem kleinen 
Universal - Instrumente umgestaltet, und den Beobachter, so lange nicht sehr scharfe Winkel- 
messungen gefordert werden, der Unbequemlichkeit enthebt, auch einen astronomischen 
Theodoliten auf die Reise mitzunehmen. Da aber die Dimensionen der Kreise klein sind, 
(Durchmesser des Azimutal- Kreises — Ь Zolle, Durchmesser des Höhenkreises — 4 Zolle; er- 
sterer gibt mit zwei Nonien einzelne Minuten, letzterer 20 Secunden) und das ganze Instrument 
ursprünglich nur zu magnetischen Beobachtungen bestimmt war, so konnte der Zweifel ent- 
stehen, ob seine Leistungen als astronomischer Apparat die gehörige Schärfe und Verläss- 
lichkeit besitzen. Um darüber urtheilen zu können, habe ich die gemachten Beobachtungen 
einzeln berechnet, und aus der Vcrgleichung derselben mit dem aus jeder Beobachtungs- 
Reibe gefundenen Mittel den wahrscheinlichen Fehler einer einzelnen Bestimmung (r), sowie 
des Nüttels (.1/) gesucht. Die folgenden beiden Tafeln enthalten diese Grössen sowohl für 
die Fehler der Uhr, welche aus den Sonnenhöhen gerechnet wurden, als auch für die Azin)ute, 
welche zur Berechnung der Mittagslinie dienten. Die Anzahl der Beobachtungen ist mit dem 
Buchstaben n bezeichnet. Der Fehler der Uhr wurde selten aus correspondirenden, meistens 
aus einfachen Sonnenhöhen bestimmt, weil die Witterung zu wenig beständig war, um die 
erste Methode oft in Anwendung bringen zu können, und weil sie bei der meistens 
sehr mangelhaften Aufstellung des Instrumentes nicht so überwiegende Vortheile gewährt, 
dass sie den damit verbundenen Aufwand von Zeit, die auf einer Reise immer doppelt 
kostbar ist, rechtfertigte. Nur in Pilsen konnte eine Reihe correspondirender Beobach- 
tungen ausgeführt werden, welche auch in der Tafel enthalten ist. Die Fehler der ersten 
Tafel sind in Zeitsecunden und deren Bruchtheilen , die der zweiten Tafel in Bogen- 
minuten ausgedrückt. 
