544 
F. Реіічуш, 
selten nach dem Gusse negativ elektrisch sind, welches besonders dann der Fall ist, wenn 
man sie nicht vollkommen und bingsam in der Gnssform hat abkühlen lassen, oder wenn 
bei ihrem Herausnehmen aus der Form nicht jede Reibung vermieden wurde. 
Übrigens halte ich es für Überflüssiii alle Versuche anzulühren, die ich mit Ilarz- 
kuchen von 2 bis 18 Zoll im Durchmesser und von 1 bis 12 Linien Dicke und verschiedener 
materieller BescliafTenheit angestellt habe: nur sei noch bemerkt, dass mir keine Erscheinung 
vorgekommen, die nicht nach dieser letzten Theorie hätte ungezwungen erklärt werden 
können. Selbst jene Fragen, die man sonst gar nicht beantworten konnte, finden darin 
ihre Erledigung. Zu solchen Fragen gehören z. R. die: waium ein gcpresster Kuchen 
besser sein könne, wie ein gegossener ; welchen Einfluss übe auf die Güte des Harzkuchens 
die Dauer des Schmelzens der Harzmasse — die Temperatur beim Schmelzen und Giessen 
— die Schnelligkeit des Abkühlens des Kuchens in der Form — und das Abbrennen des 
Kuchens auf seiner Oberfläche u. s. vv, 
c. 
Heue Aiiwciidtiiig' des Elektropliors als Klektroskop« Beschreibung: 
und Vor^üg-e dieses Apparates. 
IB. Gleich nach der Bekanntmachung des Elektrophors durch Volta suchte man 
diesen Apparat vielseitig anzuwenden, und wollte sogar die Elektrisirmaschinen durch ihn 
verdrängt wissen; allein diese zahlreichen Anwendungen verschwanden nach und nach aus 
dem Felde der Elektricität so, dass der Apparat jezt, seit dem er auch aus den Wasser- 
stoffgas-Zündmaschinen durch den Platinschwamm vei drängt worden ist, kaum nur noch zu 
den Schulversuchen über die Vertheilung der Elektricität verwendet wird. Ich habe mich 
bemüht, diesem fast schon in Vergessenheit gerathenen Apparate eine nützliche Seite abzu- 
gewinnen und ihm sein Bestehen zu sichern dadurch, dass ich ihn, und zwar wie ich glaube, mit 
nicht unbedeutendem Vortheile, zu einem Elektroskop verwendete. Die Vorzüge und Mängel 
der bis jetzt in die Wissenschaft eingeführten Elektioskope sind zu bekannt, als dass es nö- 
ihig wäre, sie auseinander zu setzen, und eine gedrängte Beschreibung und Auseinander- 
setzung des neuen Elektroskops wird zeigen, wodurch er sich vor allen andern auszeichnet. 
Fig. I stellt das neue Elektroskop dar im senkrechten Durchschnitte und von einem 
Drittel der wahren Grösse meines angefertigten Apparates. 
AA' ist ein auf beiden Seiten olfener Glascylinder , BB' der untere und CC der 
obere Boden von Holz; 
t ist der Teller des Harzkuchens mittelst eines Glasstabes isolirt und im oberen 
Roden befestigt; 
к ist der Harzkuchen, b die Schüssel und с eine Doppelhülse, in der sich eine 
Spiralfeder befindet, die den Harzkuchen an den Teller andrückt; 
hh' ist der Halter der Hülse und des Kuchens- 
