sämmllkh(r Fixsterne. 
631 
same Röhre (je länger üLrigons, desto besser), zur bequemem Handhabung übrigens mit 
einer Stativ versehen. Diese Röhre sei so vorgerichtet, dass man an dem vorderen Ende, 
dort wo bei einem Fernrohre sicli das Objectiv befindet, eine metallene Scheibe von weiter 
unten zu beschreibender ßeschairenheit einsetzen oder eine derlei längb'chte Platte durch- 
schieben kann. An der Stelle des Oculars ist dieselbe Vorrichtung angebracht, die schon 
bei dem früheren Instrumente beschrieben, und mittels welcher man im Stande ist, die 
Appertur des Oculars beliebig zu verändern. An der vorn eingesetzten Phitte ist eine feine 
Öffnung von einer kaum sichtbaren Kleinheit angebracht. Bei meinen diesslalligen Versuchen 
bediente ich mich eines gewalzten und hiedurch steif gemachten dünnen Zinkblechs. Ich 
schlug genau in der Mitte mit einem Körner eine konische Vertiefung, die ich sofort mit 
einer feinen englischen Nadel wiederholt durchstach, nachdem ich jedesmal die Öffnung 
wieder mit einem Polirstahl verrieben und mit einem feinen Schleifslein glatt gemacht halte. 
Auf diese Weise erhielt ich Öffnungen von einer Feinheit, die nur mehr bei durchgelassenem 
Lichte sichtbar waren, die wohl kaum Linie im Durchmesser betragen mochten. Solcher 
Platten mit Öffnungen verschiedener Grösse liat man sich vorrätliig zu halten, um sie je 
nach Bedarf zu benützen. Es muss hier bemerkt werden, dass je nach Massgabe der Ver- 
längerung der Röhre diese Öffnungen selbst grösser werden können, welches auch jeden- 
falls vorzuziehen ist. Der Durchmesser der Öffnung kann übrigens immer ganz leicht mit 
grosser Genauigkeit unter dem Mikroskope bestimmt werden, und aus ihm und der Länge 
der Röhre kann man sofort leicht den Gesichtswinkel berechnen, der in keinem Falle 40 
Secunden übersteigen darf. Bei einer Länge der Röhre von 10' und einer Öffnung von 
einem Duodecinialpuncte beträgt der entsprechende Gesichtswinkel wenig mehr wie 10 
Secunden. Es dürfte gerathcn sein, die Öffnung bei möglichster Länge der Röhre ungefähr 
so zu bestimmen, dass der erwähnte Gesichtswinkel wenigstens nicht viel über 20" oder 
2Ó" betrage. 
Es leuchtet von selbst ein, dass man mit vielleicht noch günstigerem Erfolge an 
die Stelle der erwähnten langen Röhre ein langes verfinstertes Gemach oder einen derlei 
Gang setzen könne von einer solchen Lage, dass durch eine an) Fenster angebrachte feine 
Öffnung ein Theil der Sonnenscheibe durch einige Zeit sichtbar bleibt. — Sieht man nun 
mittels eines Apparats so eben beschriebener Art mit einem Auge nach der Sonne, während 
man das andere verschlossen hält: so erblickt man einen prachtvollen strahlenden Stern 
von einer scheinbaren Grösse, den man augenblicklich als einen solchen anerkennt, der den 
Sirius weithin überstrahlt. IMit der Verkleinerung der Ocularappertur vermindert sich auch 
zusehends seine scheinbare Grösse oder die Intensität seiner Beleuchtung, und sie kann leicht 
dahin gebracht werden, dass sie, unserem beiläufigen Bedünken nach, selbst unter jene des 
Sirius herabsinke. Könnte man demnach gleichzeitig mit dem anderen Auge Sirius, wie er 
uns in finsterer řiacht entgegenstrahlt, sehen und mit dem ersteren Bilde vergleichen: so 
lie>se sich jene Ocularöflnung stets mit grosser Sicherheit so annehmen, dass beide Augen 
auf ganz dieselbe Weise afficirt würden, und man ganz denselben Stern zu sehen vermeinte. 
Bezeichnet man die in diesem Falle entsprechenden Ocular ■ Apjierlurcn rücksichdich der 
81 * 
