213 



Bulletin scientifique. 



214 



tion produit presque toujours un vent coulis irrégulier , 

 qui continue jusqu'au moment de l'e'quilibre et qui pro- 

 duit , selon sa direction sur les parties de l'instrument , 

 des dilatations extraordinaires , et par là quelquefois des 

 fautes énormes en comparaison de l'exactitude que l'ob- 

 servation offre dans l'e'tat du repos de l'air et d'un équi- 

 libre parfait des températures. Je suis même persuadé 

 que l'aérage soigneux et complet des salles d'observation 

 est une mesure essentielle pour l'exactitude des observa- 

 tions en général , et qui ferait disparaître maintes irré- 

 gularités , mais qui a été trop négligée jusqu'à présent 

 dans les observatoires. Il paraît aussi qu'elle ne peut se 

 faire que là , où se trouvent des maisonnettes mobiles 

 comme les nôtres. 



La planche I représente l'instrument regardé du côté 

 Ouest et projeté sur le plan du méridien , la lunette 

 étant au Nord. La planche II le donne du côté Nord, 

 et projeté sur le plan du premier vertical , avec la lu- 

 nette au Sud. L'échelle est T x 2 de la grandeur naturelle. 

 La base est formée par une seule pierre A, de 6| 

 pieds de haut , sur près de 4 pieds de large dans la 

 direction du méridien. Dans l'autre direction elle est 

 épaisse de 3 pieds 1 pouce en bas T et de 15 pouces à 

 son extrémité' supérieure. Cette pierre est taillée de ma- 

 nière à former deux colonnes de 4 pieds 5 pouces de 

 haut , séparées par un grand creux qui sert à recevoir 

 la machine de renversement. Sur les colonnes reposent 

 les deux coussinets a de laiton , qui touchent l'axe par 

 des plans rectangulaires. L'un des coussinets admet un 

 petit changement dans J'azimut et l'autre se prête à la 

 correction de l'inclinaison de Taxe. Le corps de l'axe B 

 est de mêlai rouge et se termine en deux tourillons d'a- 

 cier , de 4,3; pouces de diamètre r sur lesquels sont fixés 

 d'un côté le tube C , et de l'autre îe contrepoids cylin- 

 drique D. Chaque tourillon est perforé pour recevoir un 

 levier en acier, dont le point d'appui a une suspension 

 de boussole , qui repose par son anneau extérieur sur le 

 creux du tourillon et qui sert à transmettre le poids 

 de la lunette sur la section même du tourillon . qui est 

 immédiatement portée par les coussinets. Pour cet effet 

 un contrepoids de plomb b en forme cylindrique se 

 trouve dans l'intérieur creux dai corps de l'axe vers une 

 extrémité du levier, pendant que l'autre extrémité c sai- 

 sit la paroi opposée du cube métallique qui sert de 

 noyau au tube. La partie du levier qui passe par la lu- 

 nette est formée en anneau T pour donner passage libre 

 aux rayons de lumière qui viennent de l'objectif. Un 

 second contrepoids semblable , à l'exception de l'anneau 

 pour le passage de la lumière, se trouve du côté opposé 



pour produire le même effet par rapport au contrepoids 

 cylindrique extérieur D. 



Les deux canons de la lunette sont un peu coniques , 

 pour plus de solidité. Ils portent d'un côté l'objectif de 

 6,25 pouces d'ouverture libre , sur 91 pouces de foyer , 

 de l'autre côté, le petit cercle chercheur d, divisé de 

 IQ à 10 minutes et dont l'alidade qui n'a qu'un simple 

 trait pour index , porte un petit niveau , le contrepoids 

 du cercle e et l'appareil oculaire dont le grossissement 

 ordinaire pour l'observation est de 270 fois. Pour plus 

 de commodité l'oculaire est muni d'un prisme extérieur, 

 mobile autour de l'axe optique, et qui donne la vue ho- 

 rizontale pour l'observation près du zénit. Dans la pa- 

 roi verticale du cube près de C se trouve une ouverture 

 circulaire couverte d'un verre plan, pour recevoir la lu- 

 mière qui doit éclairer le réticule au foyer dans la nuit, 

 par le moyen du miroir incliné f. Cette lumière part 

 d'un quinquet posé sur un pied fixe et dont la distance 

 est de quatre pieds et demi à la paroi extérieure de la 

 lunette. Un second quinquet se trouve du côté opposé. 

 Ces deux lampes donnent aussi la clarté suffisante pour 

 lire les cadrans de l'horloge et pour consigner l'obser- 

 vation. La modération de la lumière pour le réticule 

 s'exécute par une tringle d'acier terminée dans le bou- 

 ton g , dont le mouvement élargit ou rétrécit, l'ouverture 

 libre à volonté. 



La lunette étant dirigée sur la distance au zénith con- 

 venable r il faut fixer l'axe et pouvoir donner un mou- 

 vement micromélrique pour suivre la marche de l'étoile 

 dans le sens vertical. Ces opérations sont effectuées au 

 milieu de l'axe , entouré ici d'un anneau métallique , 

 qui se ferme et s'ouvre par une vis de pression à l'aide 

 d'une tringle et de la main h. A cet anneau sont joints 

 des deux côtés les deux triangles de 21 pouces de 

 long , dont l'une extrémité prend la vis de rappel fixée 

 par l'autre boule au bras r , qui part de l'appareil de 

 renversement. Cette vis tourne par la clef k pourvue 

 d'une douille à ressort , par laquelle elle s'applique tant 

 du côté Est que du côté Ouest. D'un côté la clef touche 

 directement la vis de rappel. De l'autre côté le mouve- 

 ment est transmis à cette vis par le moyen de deux pai- 

 res de roues à dents obliques , dont deux sont join- 

 tes par une tringle horizontale 



Sur l'axe repose le niveau. Le tuyau de verre est ren- 

 fermé, comme à l'ordinaire, dans un cylindre de lai- 

 ton n, ouvert seulement de la partie supérieure , pour 

 pouvoir y lire les divisions. Ce cylindre est fixé sur un 

 tuyau cylindrique très fort m , muni des deux mains en 

 bois / et qui repose par des pieds coupés à angles. 



