217 



Bulletin scientifique. 



218 



«contre le plancher sans qu'il touche la pierre. Il se lève 

 par quatre marches à la hauteur de trois pieds , où il 

 finit dans une petite plateforme de 18 pouces de large sur 

 4. pieds de long , emplacement parfaitement commode 

 pour l'ajustement et la lecture du niveau. En même tems 

 l'escalier porte la clef k, quand elle est du côté Nord. 



La lecture du niveau se fait, pour plus de précision, à 

 l'aide d'une loupe de 4,5 pouces de foyer, qui permet 

 de distinguer les vingtièmes parties des. divisions sur le 

 tuyau. Pour voir ces divisions pendant la nuit , je 'me 

 sers de la lanterne établie en H. La petite mèche est à 

 une distance horizontale de 2\ pieds et plus éleve'e d'un 

 pied par rapport au niveau, et c'est ainsi que la chaleur 

 qui en sort n'agit jamais sur le niveau. J'ai examine' ce 

 point avec le plus grand soin , et je me suis convaincu 

 que la lanterne n'influe jamais sur la position de la bulle. 

 Sur la surface du tuyau de verre on voit le reflet de la 

 lumière avec tant de clarté , que les lectures du niveau 

 nocturnes sont peut - être même plus exactes que celles 

 du jour. Le pied de la lanterne est mobile, et je le 

 place quelques minutes avant la lecture, pour Voter im- 

 me'diatement après. 



Le réticule au foyer de la lunette, tél qu'il est arrangé 

 depuis le mois de mai 184-1 , est composé de deux fils 

 horizontaux et parallèles dans la dislance d'une minute, de 

 15 fils verticaux fixes et d'un fil vertical mobile par le 

 micromètre Tous les passages par les fils verticaux doi- 

 vent être observés exactement au milieu entre les deux 

 fils horizontaux. Une révolution du micromètre est 

 r zz 28'' ,6. Les fils fixes sont disposés de manière à 

 côté du fil du milieu (VIII) , que les deux fils voisins 

 (VII et IX) s'en trouvent à la distance égale de 4r ~ 114", 

 et que les autres suivent des deux côtés, dans les distan- 

 ces égales de -2 r ~ 57". C'est ainsi que les fils extrê- 

 mes I et XV forment un intervalle de 7'36" en arc ou 

 de 30",4 en temps de l'équateur. L'épaisseur des fils est 

 de 1",0 en arc , quantité trouvée par les deux contacts! 

 du fil mobile aux fils fixes à l'aide 'des subdivisions du 

 micromètre. Tous les fils- sont placés le plus scrupuleu- 

 sement en position parallèle et normale à Taxe de rota-, 

 tion. Cette dernière rectification se fait le mieux et le 

 plus parfaitement "à l'aide d-'une lunette opposée «qui sert 

 de collimateur. Il est clair que les fils fixes servent en 

 même tems d'index pour le nombre des révolutions en- 

 tières du micromètre, dont les subdivisions se -lisent sur 

 le petit cercle d'argent 6 , de 2 pouces de diamètre, qui 

 divise chaque tour de vis -en 100 parties , chacune de 

 }0",286. J'en lis encore avec sûreté les dixièmes, : à 0",028€ 

 .en arc , à d'aide d'une loupe de 5L pouces de foyer ; et 



cette lecture se fait la nuit, sans que j aie besoin d'ap- 

 procher une lanterne , parce que la clarté répandue par 

 le quinquet suffit pour ce but. 



A l'Est de l'instrument, vis-à-vis du milieu, se trouve 

 l'horloge de Mus ton, à pendule de mercure, fixée à un 

 pilier en briques isolé. Cette pendule a une marche très 

 régulière entre les températures les plus élevées et 

 — 10°R. Mais dans nos grands froids les amplitudes des 

 oscillations du pendule diminuent , et pour que 1 horloge 

 ne -s'arrête pas aux environs de — 15° R. , j'augmente 

 au mois de décembre le poids moteur de la moitié. Avec 

 cela l'horloge continue sa marche jusqu'au mois de mars, 

 quand les froids excessifs cessent , et j'ôte alors le poids 

 additionnel. Mais pendant celte période les amplitudes 

 du mouvement du pendule sont sujettes à des change- 

 ments selon la température, ce qui produit des différen- 

 ces sensibles , quoique petites , dans la marche de l hor- 

 loge. Pour en éviter l'effet nuisible sur les observations , 

 l'horloge deMuston est comparée à l'aide d'un chrono- 

 mètre qui suit le temps moyen, régulièrement de 12 à 12 

 heures, à l'horloge normale de Kessels, établie dans 

 une niche de k salle centrale de l'observatoire. Cette 

 niche se trouve dans l'un des piliers massifs, qui sup- 

 portent la grande tour , et elle est couverte extérieure- 

 ment par des glaces. Dans telle localité la variation du 

 thermomètre est presque nulle , et c'est par cette raison 

 qu'elle se prête à recevoir la pendule normale , qui doit 

 servir à l'examen des autres pendules employées dans 

 les salles d'observation où la température est sujette 

 quelquefois à des changements assez brusques. 



Le même fondement qui porte le pilier de l'horloge de 

 Mus ton sert aussi de base à un trépied en bois très solide 

 et pesant \ et un -second trépied est établi du côté op- 

 posé, à l'Ouest, sur un second fondement isolé du plan- 

 cher. Sur ces deux trépieds se placent deux petits ins- 

 truments des passages de 40 pouces de foyer avec 3,06 

 pouces d'ouverture, pourvus de micromètres, et qui ser- 

 vent à la première rectification de l'axe optique du grand 

 instrument par rapport à l'axe de rotation. C'est une 

 opération qui se fait quand la lunette est au Sud de la 

 pierre, et qui, une fois achevée, ne se répète plus, si 

 Ton ne change pas à dessein "la position du réticule. 



L'évaluation de la vàleur exacte des divisions du ni- 

 veau est un point des plus importants dans notre instru- 

 ment. Aussi nous avons pour ce but un appareil parti- 

 culier , que j'appëlle Y examinateur , et qui consiste dans 

 deux barres d'acier , jointes en forme rie demi - croix 

 oblongue , qui est placée sur deux glaces nivelées, par 

 .trois wis verticales aux extrémités de la croix. Une <le 



