253 



Bulletin scientifique. 



loi 



correspondante du micromètre, c. à. cl. avec la distance 

 du fil à Taxe optique, combinaison cpii peut être re'ite're'e 

 à plusieurs reprises et dans les deux positions de l'axe, 

 le tube ou S, ou M. Gomme dans la déclinaison actu- 

 elle l'étoile approcbe le plus du premier vertical au 

 moment même de la culmination , il vaut mieux faire 

 le renversement de l'axe à cette époque , et c'est 

 pourquoi l'étoile est observée un jour à l'Est du zénith, 

 le tube S, et à l'Ouest, le tube iV; l'autre jour dans 

 l'ordre inverse des positions de l'axe. Quant aux indi- 

 cations du micromètre , il vaut mieux prendre pour 

 point de départ la coincidence du fil mobile au fil du 

 milieu , cjui s'observe par le contact des deux fils des 

 deux côtés. Voilà p. e. telle observation du 29 avril 

 1840 : 



r 



premier contact 11,964 

 second contact 12,048 

 coincidence C ~ 12,006. 



Ce n'est pas que le nombre de la coincidence C ait 

 la moindre influence sur la déclinaison à déterminer ; 

 au contraire il s'en élimine absolument; mais il donne 

 les valeurs approximatives des distances du fil mobile à 

 Taxe optique, ce qui facilite le calcul; et il fait connaî- 

 tre en outre la position du fil du milieu par rapport 

 à cet axe. 



L'invariabilité de la valeur C, pendant des périodes 

 même longues, est une chose digne d'attention, car elle 

 prouve la solidité dans la construction du micromètre. 

 Je donne ici tous les C déterminés pendant le courant 

 d'une année, période dans laquelle rien n'a été changé 

 à dessein dans le micromètre. 



Date 



18 4 



19 juin 

 22 „ 



2 août 

 22 



2 octobre 



3 



4 



4 



5 

 28 

 29 

 30 



1 novembre 

 o 



16 

 18 4 1 



13 janvier 

 31 „ 



25 mars 

 30 ' 



c— 



12,027 

 015 

 017 

 013 

 021 

 022 

 017 

 017 

 020 

 022 

 019 

 026 

 013 

 023 

 017 



12,018 

 009 

 012 

 008 



Date 



18 4 1 



31 mars 



J. avril 



H „ 



H „ 



20 „ 



24 „ 



26 „ 



27 „ 



28 „ 



29 „ 



2 mai 



3 „ 



4 % 

 7 „ 



24 „ 



25 „ 

 27 „ 



29 „ 



30 „ 



1 juin 



12.012 

 017 

 01 1 

 017 



02(1 

 025 

 018 

 025 

 017 

 020 

 014 

 011 

 012 

 011 

 017 

 019 

 014 

 020 

 018 

 017 



Moyenne de toutes les 39 valeurs C— 12',0168. 

 En formant les écarts des valeurs isolées par rapport 

 à la moyenne, nous avons l'erreur probable a un (■ 

 égale a r ,032 — 0",092 en arc. Mais ces écarts con- 

 tiennent tant les erreurs de l'observation, que les varia- 

 tions en C, qui par là doivent être considérablement 

 plus petites. Prenons p. e. les moyennes pouf «les pé- 

 riodes de plusieurs mois, nous avons : 



écarts 



depuis 



19 



juin 



j usqu au 



5 



octobre, 



par 



9 observ. 





12Î0188 



+ o!bi9 — 



-f 0,054 



» 



28 



octob 





31 



janvier 



» 



8 » 





12,0184 



+ 0,015 — 



+ 0.043 





25 



mars 



» 



29 



avril 



» 



12 » 





12,0162 



— 0,007 — 



— 0,020 



» 



2 



mai 



» 



1 



juin 





10 » 





12,0143 



— 0,026 — 



— 0.074 

















Moyenne 





12,0169 







L'effet de la saison , par la température , <:st ici très 

 insignifiant, et c'est plutôt un petit changement progres- 

 sif qui se manifeste, et qui paraît être le produit d'une 

 petite usure sur le point de contact entre le bout fie la 

 vis et le ebassis du fil mobile. 



Je fais suivre ici le journal de l'observation de v Lrsae 

 maj. , faite le même 15 janvier 1842, et j'y joins 

 quelques remarques pour éclaircir la méthode que j'ai 

 suivie dans l'observation. 



