287 



Bulletin scientifique 



'288 



den Lager G, H zu verbinden, weil es mir schien, dass die J 

 Berùhrung zwischen dem Halsbande und der Axe nichl , 

 vollslàndig genug sei und Veranlassung zu einer Feh- 

 lerquelle geben konne. Es wird zwar dadurch der Lei- 

 tungswiderstand der Axe nicht constant bleiben, sondern 

 durcb Umdrehen des Cylinders sich ebenfalls veràndern, 

 indessen ist dieser Fehler sehr gering , da die Axe aus 

 Messing, etwa g Zoll dick und nur kurz ist. Ueberdem 

 babe ich um diesen Fehler noch mehr zu verringern , 

 beide Lager ebenfalls metallisch mit einander ver- 

 !;unden. Das Instrument befindet sich auf einem niedri- 

 gen Tischchen , dessen einer Fuss mil einer Stell- 

 schraube Q versehen ist. 



Der Dralh der sich auf meinem Instrumente befin- 

 det. ist von Plalina , etwa 80' lang und 0",0219 engl. 

 im Durchmesser. Die Rolle ist ebenfalls aus Platina. um 

 jede durch Oxydation veranlasste mangelhafte Berùhrung 

 zu vermeiden-, indessen trill hier wieder der Nachtheil 

 ein, dass das Platina zù weich ist, und Gefahr làuft un- 

 ler der mil einem schweren Gewichte belasteten Rolle 

 zu leiden. 



Obgleich die beiden Enden des Drathes genau den- 

 selfien Durchmesser zeigen , und obgleich das Platina 

 von der hochsten Reinheit ist, so scheint es doch. dass 

 gleiche Làngen desselben nicht gleiche Leilungsfâhigkeit 

 besitzen, vind dass die Unterschiede mehr oder weniger 

 die Grenze der môglïchen Beobachtungsfehler ùberschrei- 

 ten. Es wird daher nôlhig sein , fur sehr genaue Beo- 

 bachlungen cine Tabelle ùber den relativen Werth der 

 Wmdungen zu enlwerfen . oder wo môglich die Lei- 

 tungswerlhe durch eine Inler])olalionsformel auszudrùcken. 

 Zu die.sem Zwecke bal H. Lenz noch eine zweile 

 Hùlfsrolle hinzugefugt. welche der erstern gegenùber 

 steht. Die Zuleitungsdràlhe werden beim Gebrauche 

 derselben. nichl mil der Axe des Instrumentes sondern 

 mit den an beiden Rollen belindlichen Schraubenklem- 

 men /' h verbunden , so dass der Strom von den Rollen 

 aus, nur durch die zwischen denselben befindlichen Dralh- 

 windungcn geht. Beim Umdrehen der Rolle konnen 

 also constante Slùcke der Di athwindungen, an verschie- 

 denen Stellen gemessen, und so mit einander verglichen 

 werden. Das gabeHbrmige Lager der Hùlfsrolle selbst , 

 kann auf dcm Messingstùck S T verschoben und an 

 bestimmtcn Stellen durch die Schrauben ih. festge- 

 klemmt werden , so dass eine grossere oder geringere 

 Anzahl Windungen zwischen beide Rollen gebracht wer- 

 den ka/in. 



Die Méthode, deren ich mich bei dieser Vergleichung be- 

 diene ist die folgende: 1) Dei Strom wird durch beide Rol- 



len geleitet, und der Cylinder so weit gedreht, bis die 

 Scheibe M TV an einen bestimmlen Theilstrich z. B. 10 zu 

 stehen komml; 2) der Zeiger der Tangentenbussole, de- 

 ren ich mich bei diesen Messungen bediene, wird durch 

 Drehen der Mulliplicatorspirale auf einen bestimmten 

 Theilstrich des Limbus eingestellt. 3) Die Verbindung 

 mit der Hùlfsrolle wird aufgehoben und die mit der 

 Axe hergestellt , 4) der Cylinder wird so weit zurùck 

 gedreht bis der Zeiger der Bussole oder die Nadel, ge- 

 nau wieder auf den frùhern Grad einspielt; 5) die Ab- 

 lesung an der Scale giebt das Verhâltniss der zwischen 

 den Rollen an einer beliebigen Sicile des Cylinders be- 

 findlichen Anzahl Windungen zu den anfânglichen, oder 

 zu denen die vom Theilstrich der Scale beginnen. 

 Belinden sich z. B. 3 Windungen zwischen den Rollen, 

 babe man bei der Opération die Scheibe auf 20 einge- 

 stellt und ergiebt die Ablesung nach der 4len Opéra- 

 tion 2.8, so sind die Windungen von 10 bis 13 ae*pu- 

 valent den Wiudungen von bis 2,8. Dièse Méthode 

 ist sehr expeditiv, besonders wenn durch einen Gehùl- 

 fen das Drehen der Kurbel und der Wechsel der Ver- 

 bindungen bewirkt wird. Das genaue Einstellen ge- 

 schieht a m besten durch den Beobachter der Bussole 

 und zwar auf die oben angegebene Weise durch die 

 Hùlfsslange. Ich bediene mich bei solchen Messungen 

 gewohnlich eines grossen , etwa 90 Quadrat-Zoll Ober- 

 flàche darbietenden und cylinderformigen Platinpaares 

 nach Grove'scher Combination. Es hat den Vorlheil nur 

 einen geringen Leitungswiderstand in die Kette einzu- 

 fùhren . und ist nicht nur wahrend der kurzen Dauer 

 einer Opération, sondern mehrere Stunden hindurch ab- 

 solut constant. JNichts desto weniger haben bei mehre- 

 ren Bci»bacbluj)gsreihen . die ich durchgemacht babe, 

 die einzelnen Beobachtnngen unter sich Unterschiede 

 gezeigt. die zwar im Vergleiche mit dem, was solche 

 Messungen frùher leisteten, vollig unerbeblich sind, die 

 aber bei der Genauigkeit . mit welcher man mit dem 

 Volt'agonieler zu messen verm»« , nicht mehr vorkom- 

 men dùrlen. Die Sorgfalt mit welcher dièse Beobacb- 

 tungen angestellt worden sind, lâsst keinesweges die An- 

 nahme zu . dass dièse Unterschiede von Beobachlungs- 

 fehlern heitùbren konnen. Es rnogen vielmehr, wahr- 

 scheinlich aus den ibermischen Wirkungen der Strôme 

 hervorgehende Fehlerquellen vorbanden sein , die ich 

 in der Folge aufzusuchen mich bemùhen weide. 



Emis h' 19 ju n 18'i2. 



