M 204. BULLETIN SCIENTIFIQUE Tome i\ 



* M 12. 



PUBLIÉ PAR 



L' A C A. I) É M l E IMPÉRIALE DES SCIENCES 



DE SAINT-PÉTERSBOURG. 



Ce journal paraît irrégulièrement par feuilles détachées dont vingt-quatre forment un volume. Le prix de souscription, par 

 volume, est d' 1 l / % roubles argent pour la capitale, de 1 roubles argent pour les gouvernements, et de l*/ a écus de Prusse à 

 l'étranger. On s'abonne, à St.-Pétersbourg, au Comité administratif de l'Académie, place de la Bourse N. 2, et chez W. GRAEFF, 

 libraire, commissionnaire de l'Académie, place de l'Amirauté N. 1. — L'expédition des gazettes du bureau des postes se charge des 

 commandes pour les provinces, et le libraire LEOPOLD VOSS à Leipzig, pour l'étranger. 



Le BULLETIN SCIENTIFIQUE est spécialement destiné à tenir les savants de tous les pays au courant des travaux exécutés 

 par l'Académie, et à leur transmettre, sans délai, les résultats de ces travaux. A cet effet, il contiendra les articles suivants: 

 1. Mémoires lus dans les séances, ou extraits de ces mémoires, s'ils sont trop volumineux; 2. Notes de peu d'étendue in extenso; 

 3. Analyses d'ouvrages manuscrits et imprimés, présentés à l'Académie par divers savants; 4. Rapports; 5. Voyages scientifiques: 

 6. Extraits de la correspondance scientifique; 7. Nouvelles acquisitions de la bibliothèque et des musées; 8. Chronique du personnel 

 de l'Académie; 9. Annonces bibliographiques d'ouvrages publiés par l'Académie. 



SOMMAIRE. NOTES. 18. Sur quelques appareils électromagnétiques. Jacopi. 19. Quelques mots sur les feuilles secondaires 

 de Lotus Meyer. 



NOTES. 



18. UeBER EINtGE ELECTROMAGNETISCHE ApPARATE ; VOn 



M. H. JACOBI (lu le 3 septembre 1841). 



(Hierzu eine Rupfertafel). 



Bereits im Mai v. J. hatte ich die Ehre der Acadé- 

 mie mehrere electromagnetische Apparale vorzulegen, 

 an deren Besrhreibung ich aher bis jetzt verhindert wor- 

 den war. Ich will dièse Beschreibung jetzt uni su we- 

 niger verzogern , als der eine dieser Apparate sich bei 

 gewissen galvanometrischen Messungen als sehr nûlziich 

 erwiesen hat. und den Experimentaloren wie ich glaube, 

 nichl unwillkomoien sein wird. Auf der beifolgcnden 

 KuplertafeJ sind drei Apparate abgebildet, wovon Fig. 1 

 ein electromagnetischer Kraf'thebel und Fig. 2 und 3 

 zwei Apparale sind, die theils zur Regulirung der Stàrke 

 des galvanischen Stromes, theils zu j;alvanunietrischen 

 Messungen gebraucht werden konnerj. 



I. Der electromagnetische Krafthebel. 



Ina 5len Bande des Bulletin scientifique p. 251 befindet 

 sich eine Reihe von Versuchen iiber die Anziehung 

 der Electromagnete, die wir, mein Collège Herr Lenz 

 und ich, genieinschaftlich mit diesem Apparate angestellt 

 haben. Frùhere \ersuche die ich noch in Kônigsberg 

 iiber denselben Gegenstand unternommen hatte und ùber 

 welche in meinem Mémoire sur l'application de l ' Elec- 

 Uoniagnétisme au mouvement des machines p. 23 be- 



richlet ist, gaben mir Veranlassung manche Uebelstànde 

 wahrzunehmen, welche bei dieser Messmethode vorkom- 

 men und schon damais eine Zeichnung zu dem vor- 

 liegenden Apparate zu enlwerfen, wobei dièse Uebel- 

 stànde so viel wie moglich vermieden und beseitigt sind. 



ABCD (Fig 1) ist ein starkes auf 4 Fùssen ruhen- 

 des Brett auf welchem das aus 2 starkeu Pfosten und 

 einem Queerbalken bestehende Gerùst EFGH befestigt 

 ist. FG ist dazu bestimujt eine mil Kupfcrdrath um- 

 wickelle hufeisenlbrmige Eisenstange IK zu tragen, de- 

 ren starke unverânderliche Befesligung vnn gi osser Wich- 

 ti^keit ist. Z i t ein starker eiserner Stander der sich 

 oben gabelformig ervveilert, um die stàhleinen Schrau- 

 ben deren Flùgel in a und b sichtbar sind , aufzuneh- 

 meu Dièse Schrauben sind zugespilzt und zwischen 

 ihnen bewegt sich mit geringer Reibung die Axe cd 

 des 4i Fuss langen eisernen Hebels M dessen 

 obère genau geradelinigt gearbeitete Seite abgeschràgt 

 ist, so da s sie gewissermassen einen dos d'âne bildet. 

 Genau vom Centrum dièses Hebels, ist derselbe 



veistàrkt und senkrecht durchbohrt, um einen starkeu 

 mit hartei Reibung eingeschliffenen Zaplen aufzunehmen 

 welcher oben in eine Schiaube auslàufl Der Zapfen 

 selbst hat unten einen Flùgel e, unu wird unten durch 

 emen Ansatz, oben aber durch eine Schraubenmutter 

 festgehalten , doch so dass die freie tJmdrehung um 

 seine Axe nicht verhindert wird. Die Schraube in wel- 

 che der Zapfen oben auslàufl, tragl gewissermassen als 

 Schraubenmutter ein starkes messingnes Stùck fg, worin 



