175 



Bulletin scientifique. 



176 



der ebenfalls mit Kupferdralh bewickelte Anker OP 

 stark befestigt ist. Dièses Messingslùck bal auf beiden 

 SeiteD einen prismalischen Schlilz, womit es in zwei 

 ebenfalls prisinatisch geformten Leitstangen eingeschliffen 

 ist, welche auf déni Hebel selbst befestigt sind, und 

 wovon die eine in h zu sehen ist. Man siebt leicht 

 dass wenn der Bolzen um teine Axe gedrebt wird, das 

 oben erwâhnte Messingsliick fg und mit ihm der dar- 

 auf befestigte bewickelte Anker OP senkrecht gehoben 

 und gesenkt und so den Polen des ihm gegenùhersle- 

 henden Hufeisens naher gebracht, oder von ihnen ent- 

 fernt werden kann. Das Ende des Hebels trâgt eine 

 Schneide uud einen Biigel i woran eine Scbnur be- 

 festigt ist, welche liber die Leilrolle k hinweggeht und 

 das Gewicht / trâgt, wodurch der Hebel aequilibril wer- 

 den kann. An dem Pfosten O, welcher die Leitscheibe 

 trâgt, ist ein Bùgel mn befesligt, an welchem zwei Stell- 

 schrauben o, p befindlich sind, welche theils die Be- 

 wegung des Hebels zu beschrànken bestimmt simJ, zum 

 Theil aber, was die obère Schraube betrifft, die Bewe- 

 gung des Hebels verhindern sollen, wenn, nachdem der- 

 selbe aequilibrirt ist, die Kette geschlossen wird, und 

 die magnetische Anziehung Statt findet ehe die Messung 

 boginnt. P ist ein Laufgewicht das an einer Schneide 

 hàngt die von dem mit 2 Rollen versehenen Wagen 

 getragen wird, und durch eine gabelfôrmig sich endi- 

 gende gezahnte Stange S T, in welche das Getriebe B. 

 greilt, sanft hin und her bevvegt werden kann. Durch 

 einen in der Zeichnung nicht sichtbaren Schieber kann 

 letzteres zum Eingrift' gebracht oder ausgehoben werden, 

 so dass alsdann die gezahnte Stange sich frei bewegen 

 kann. Der Wagen tràgt ein an einem Bûgel befestigtes 

 Bleiloth das mit einer am Wagen behndlichen Spitze 

 coincidiren muss, um sich der horizontalen Lage des 

 Hebels zu versichern. Spâter bediente ich mich zu die- 

 sem Zwecke einer Libelle. Die Entfernung vom Hypo- 

 muchlium des Hebels bis zum Aufhângepunkle des Ge- 

 gengewichts betrâgt genau 50 engl. Zolle, also die 20- 

 malige Entfernung vom Hypomochlium bis zur Axe des 

 Zapfens, welche Enlfemung zu 2±" angenommen ist. 

 Die Pôle des Hufeisens sowohl, als die des Ankers sind 

 cylindrisch abgerundet und zwar so, dass die 4 Arèîen 

 und die Axe des Zapfens, in einer, senkrecht auf der 

 Obertlâche des Hebels stehenden Ebene liegen. Dièse 

 Ebene kann als diejenige betrachtet werden, in welcher 

 der Schwerpunkt der magnelischen Anziehung liegt , so 

 dass, wenn wir die Entfernung dieser Ebene und die des 

 Laufgewichts P vom Hyporm cholium, durch a und n a 

 bezeichnen, die Anziehungskraft Mzz. nP wird Auf der 



einen Seilendâche des Hebels befindet sich die Eintheilung 

 in -iq" so dass durch einen am Wagen des Laufgewichtes 

 ) behndlichen Zeiger, ^ des Gewichles unmittelbar ab- 

 gelesen und 5 { 5 geschâtzt werden ktnn. Der Apparat 

 selber ist leider in manchen Theilen nicht slark genug 

 um sehr betrâchlliche Tragkrâfte zu messen. Bei den 

 obenangefuhrten Versuchen beschiânkten wir uns auf 

 2 bis 300 ft. Wir haben in dem fiùhern Aufsalze 

 schon mehrere Umstânde erwâhnt, welche ungea<hlet 

 aller getrofi'enen Vorsichtsmassregeln die Genauigkeit der 

 Beobachttingen afiieiren, indessen will ich nur noch bin- 

 zufùgen, dass wenn jemand ùber die Tragkraft der Elec- 

 tromagnete genaue Versuche anzustellen geneigt sein 

 sollte, er sich des hier beschriebenen Instruments mit 

 Vortheil wird bedienen konnen. 



II. Der Regulator mit flùssigem Leitungs- 

 wid erstand e. 



Bei den meisten unserer frùhern Versuchen war uns 

 die Erhaltung eines constanten Stromes von der grôssten 

 Wichtigkeit, denn nur dadurch war es uns môglich die 

 genauen Resultate zu erhalten, deren wir uns erfreuten. 

 Wir bedienten uns damais einer Batterie von Platin und 

 Zink deren Platten an einem Rahmen befestigt waren und 

 welche in einem mit Zellen versehenem Kaslen mehr 

 oder weniger eingetauchl werden konnten. Der Kasten 

 stand auf einer Plattform, die durch einen zweckmâssi- 

 gen Mechanismns gehoben oder gesenkt werden konnte. 

 Dièse Einrichtung batte manche Unbequendichkeil und 

 war auch nicht fur aile Fàlle zu gebr;iuchen, weshalb 

 ich mir spàter den Apparat anferligeu liess der in Fig. 2 

 abgebildet ist. ABCDEF ist ein holzerner mit Wachs 

 sorgfâltig ausgegossener und wasserdichter Kasten, wel- 

 cher durch eine thônerne Scheidewand ab in zwei Ab- 

 theilungen getheilt ist. Jede dieser Ablheilungen hat 

 ein mit einem Rôhrengelenk von Kautschuk versehenes 

 Austlussrohr cd\ ef sind zwei Stânder an welcheu eine 

 runde Leit.-tange g h befestigt ist. Auf dieser befinden 

 sich die Hùlsen i und k, welche auf der Leitstange ver- 

 schoben und durch 2 Fingerschrauben festgeklemmt wer- 

 den konnen. Beide Hùlsen sind durch eine Mikrome- 

 terschraube verbunden, wodurch ihre relative Lage re- 

 gulirt werden kann; mn sind zwei Metallplatten, wovon 

 die erstere an der Hùlse k belestigt, die andere aber 

 in der einen Zelle desKastens bloss eingehângl ist. In- 

 dem man nun diesen Kasten in die Nâhe des zu beob- 

 achtenden Galvanometeis bringt, durch Umdrehen der 

 Micrometerschranbe nach Belestigung der Hùlse i, die 

 Platten m und n mehr oder weniger von einander ent- 



