177 



Bulletin scientifique. 



178 



fernt und dadurch den Leitungswiderstand der Flùssig- 

 keit vermehrt oder verringert, hat man es in seiner 

 Gewalt, den Strom wàhrend der Beobachtung immer 

 constant zu erhalten. Sind die Hûlsen i und k einan- 

 der so viel genâhert dass sie aneinander stossen, so 

 wird auch die Druckschraube von i gelôst und das 

 ganze System wird, je nach den Umstânden, der Platte 

 n oder der Schei ewand ab nâher oder entfernter ge- 

 bracht lch bediene mich gewôhulich zweier Kupfer- 

 platten und des salpeteisauren Kupfers als Leit.ngs- 

 flûssigkeit. Da die Ladungserscheinungen hierbei sehr 

 gering sind. so wird die Constanz der ùbiigen erregenden 

 Theile der Rette durch diesen Apparat nicht gefâhrdel, 

 was aber der Fall sein dût fie, wenn man z. B. Platin- 

 platten und verdiinnte Schwefelsàure u. s. w. nàhnie. 

 Fur Untersuchungen ùber den Leitungswiderstand der 

 Flùssigkeiten welche ich beabsichtige, babe ich einen 

 solchen Kaslen anfertigen lassen, wobei die thonerne 

 Scheidewand sich in der Mitte befindet, und wo noch 

 eine besondere Microineterschraube vorhanden ist, um. 

 auch die (este Platte n nâhern und entfernen zu kôn- 

 nen. Ausserdem sind bei diesem Apparate die Leit- 

 stangen auf welchen die Hûlsen gleiten in engl. Zolle 

 eingetheilt, um die Entfernung der Platten von einander 

 genau bestimmen zu kônnen. Ferner sind nach einer 

 Verbesserung des Herrn Lenz die Micrometerschrauben 

 so lang wie der Kasten selbst, oder so lang wie die ein- 

 zelnen Abtheilungen. Hiedurch ist man des làstigen 

 Verschiebens der Hûlsen i und k ûberhoben und kann 

 die Schrauben durch eine Kurbel in Bewegung seizen, 

 was viel bequemer ist. 



III. Der Regulator mit festem Leitungs- 

 widerstande. 



Die Beschreibung des vorstehenden Apparates zeigl, 

 dass es weiter keine Schwierigkeit hat, einen allmahlig 

 sich veiàndernden flùssigen Leitungswiderstand in die 

 Kelte einzufùhren; die Aufgabe aber die ich mir zu stel- 

 len Veranlassung hatte, allmahlig sich veràndernde 

 Drathlàngen in die Kette einzufùhren, hatte einige grôs- 

 sere Schwierigkeilen die ich durch den in Fig. ."> dar- 

 gestellten Apparat glaube gelôst zu haben. AB, CD 

 sind 2 Schrauben von genau gleichem Durchmesser und 

 Gewinde. Die erstere davon ist auf einen Gylinder 

 von Holz, Marmor u. s. w., die andere aber auf einen 

 Metallcylinder eingeschnitten. Die Messingscheibe a de- 

 ren unterer Theil in das Quecksilbergefâss c taucht, 

 ist am Marmorcvlinder AB an»ekiltet, die Scheibe b 

 aber, die in d taucht, an dem Metallcylinder angelôthet. 



Der Drath efghi ist mit déni einen Ende an der Mes- 

 singscheibe a, mit der andern an der Messingscheibe 

 b befestigt. Er ist ùber einen Theil der Schrauben- 

 gànge von AB gewickelt, geht ùber die Leitungsrollen 

 kl hinweg und umgiebt dann einen Theil der Schrau- 

 bengânge von CD. Das Gewicht P w elches imSchver- 

 punkte tinter der winkelfôrmig gebogenen Stange kml 

 hangt, dient dazu, den Drath immer in gehôriger Span- 

 nung zn erhalten. Die mit einer Kurbel versehene Axe 

 EF liegt auf einem passenden Gerùste, das hier nicht 

 abgebildet ist. Tritt der Strom in c ein, so durchlàuft 

 er aile, auf dem Metallcylinder AB befindlichen Win- 

 dungen auf einmal, die auf dem Marmor oder Holzcy- 

 linder befindlichen Windungen aber ihrer ganzen Lange 

 nach Man sieht leicht dass durch Lmdrehen der Kur- 

 bel , der Drath bequem und allmahlig von der einen 

 Schraube ab und auf die andere aufgevvickell werden 

 kann und so mit grosserer und geringerer relativen 

 Lange in den Strom tritt wàhrend die absolute Lange 

 des Drathes dieselbe bleibt. 



Da die auf CD aufgewickelte Drathspirale auf die 

 zu beobachtende Galvanometernadel unmittelbar wirken 

 kônnte, so muss der Apparat sich in angemessener Ent- 

 fernung vom Beobachtungsorte befinden Um nun nicht 

 zur Umdrehung der Schraube eines Gehùlfen zu bedùr- 

 fen, bediene ich mich eines langen hôlzernen Stockes, 

 an dessen Ende s>ch die unter dem Namen Universalge- 

 lenk bekannte Vorrichtung befindet, welche Statt der 

 Kurbel auf die Axe EF aufgeselzt werden kann. 



Ich habe neuerdings einen Apparnt dieser Art an- 

 fertigen lassen, und einige von der Zeichnung abwei- 

 chende Einrichtungen getroffen. Die isolirende Schraube 

 des frùhern, war von Holz, das sich aber warf, ein- 

 trocknete und andere Unregelmàssigkeiten verursachte. 

 Ich zog es daher vor, die Schraube auf einen Cylinder 

 von weissem Garrarischen Marmor einschneiden zu las- 

 sen, da dièses Material gehôrig isolirt und sich gut ge- 

 nug drehen und schneiden làsst. Desgleichen liess ich 

 Statt der Stange kml mit den Leistrollen, eine einzige 

 grosse hôlzerne Rolle anbringen, an deren Axe das Ge- 

 wicht P in Pfannen aufgehangt ist. Die Quecksilber- 

 <refasse c und d worin die Scheiben a und b tauchen, 



o 



sind durch Rollen ersetzt die durch starke Federn auf 

 den Rand dieser Scheiben angepresst werden und zur 

 Leituns des Stromes dienen. Endlich ist bei diesem 



o 



Apparat, das eine Ende der Axe mit einer Schraube 

 ohne Ende versehen , di- in ein Rad von 100 Zâhnen 

 greift, auf dessen Zift'ei blatte die Anzahl der Umdre- 

 uungen abgelesen werden kann. An ein er andein 



