181 



Bulletin scientifique. 



182 



neten Leitungswiderstànden in der 6ien Columne an- 

 gegebeu sind. Die grôsste Difl'erenz ist 0,05, was, da 

 die Lànge eirter Drathwindung ungefâhr 1,5" engl ist, 

 5,75'" Neusilberdnth von ^" Darchmesser betrâgt. 



Dièse bis jelzt, wie ich glaube, bei Messungen der 

 Art noch nicht erreichle Genauigkeit, kônnte noch Wei- 

 ter getrieben werden, wenn die Constanz der Kette und 

 die feste Aufstellung der Galvanometerbussole ihrer Em- 

 pliinilichkeit, so wie der Schârfe entsprâche, womit au 

 ihr beobachtet werden kônnte. Indessen kann icb es 

 nicht verbergen, dass die einzelnen Beobacbtungen unter 

 sich nicht dièse Genauigkeit gewàhren und bisweilen 

 Differenzen zeigen, welche sich bis zur Hôhe von T £ 5 

 des ffanzen Leitungswiderstandes erheben. Die vorigen 

 Beobachtungen wurden, wie schon erwàhnt, mit der 

 Tagentenbussole angestellt, auf der ich die Ablenkung 

 bis auf 2" bequem schatzen konnle. Gegenwàrtig habe 

 ich eine Sinusbussole anfertigen lasscn , die mit mehre- 

 ren von Herrn Prof. Poggendor ff angegebenen Ver- 

 besserungen versehen ist, deren Beschreibung ich mir 

 vorbehalte, und mit der ich durch vortrelfliche Mi- 

 croscope die Ablenkungen bis auf 20" genau ablesen 

 kann. Ich habe einige sehr gut mit einander ùberein- 

 stimmende Messungen mit diesem Instrumente gemacht, 

 indessen erfordert dasselbe eine feste. den temporàren 

 Erschùtt' rungen vorbeifahrender Wagen u. s, w., nicht 

 exponirte Aufstellung, die mir bis jelzt nicht zugâng- 

 lich war. So geDaue Beobachtungen werden aber in 

 der Fulge Rùcksicht auf die Temperatur der Dràthe, 

 auf den môçlicher Weise ungleichen Widerstaud der 

 einzehvn Windungen und sogar auf die, wàhrend der 

 Beobachtungen einlrelenden Veranderungen der magn - 

 tischen Erdkraft erheischen und die Vernachlàssigung 

 dieser Umstànde nicht lânger gestatten. Es ist mir nicht 

 umvahtscheinlich, dass gerade durch solche genaue Mes- 

 sungen Umstànde hervortreten dùrflen, die uns dem im 

 Grunde ganz rathselhaften Phaenomene des Leitungs- 

 widerstandes nâher zu treten erlauben wurden. Zu 

 empfehlen ist noch, den Regulalor immer sehr rein 

 und blank zu erhalten, weil Spiùnge die mai) hin und 

 wieder in der allniâlier sich veràndernden Ablenkunor 

 der Nadel bemerkt, nur einer durch oberflàchliche 

 Oxydation veranlassten unvollknmmnen Berùhrung zu- 

 geschrieben werden kounen. Vorheilhaft wird es daher 

 sein das ganze Instrument aus einem an der Luft nicht 

 oxydirbarem Metalle z. B. ÎNeusilber oder Platin anfer- 

 tigen zn lassen. 



Bei meiner Anwesenheit in London in vorigem Jahre, 

 zeigte mir Herr Prof. Wheatstone ein, meinem so 



eben be&chriebenen Slromvegulator, den ich der Aca- 

 démie in der Sitzung vum 24. April (6. Mai) prasen- 

 tirl halte, àhnliches Instrument. Dieser Gelehrte hatte 

 sich dièses nùtzlicheu Appâtâtes bedient um die Lei- 

 lungsw idersiànde bei der electiomagnelischen Telegra- 

 phenlinie zu bestimmen, die er auf der Londun-Bristol- 

 Eisenbahn anzulegen im Begriff war. Er hatte mir sehr 

 intéressante Mittheilungen uber scheinbare Anomalien 

 gemacht die bei so langen Dralhleitungen vorkommen, 

 un.l die in <'em Ohm'schen Gesetze, von dessen Wich- 

 tigkeit er durchdrungen ist, ihre vollkommne Erklârung 

 finden Man kann der Publication dieser Arbeilen 

 mit Ungeduld entgegen sehen, um so mehr da Herr 

 Wheatstone keine practische Arbeit unternimmt, ohne 

 dabei auch der Wissenschaft eine Ausbeute zu ge- 

 winnen Zugleich machte mich dieser Gelehrte auch 

 auf ein Verfahren aufmerksam , mit diesem Instru- 

 mente die electromotorischen Kràfle verschiedener gal- 

 vanischen Combinationen zu vergleichen, ein Verfahren 

 welches in vielen, besunders den Fâllen nùtzlich ist, 

 wo man sich eines Galvanometers bedient, fur wel- 

 ches das Gesetz oder der Intensitàtswerth der Ablen- 

 kung nicht bekannt ist. Ich nahm keinen Anstand 

 dièses Verfahren bei einigen Arbeiten, die ich beabsich- 

 tigte, zu benutzen und theile der Académie einige von 

 den Beobachtungen mit, die ich danach angestellt habe. 



Werden nàmlich die electromotorischen Krâfte und 

 die respecliven Leilungswiderstande zweier galvanischen 

 Combinationen durch A, A' und À, /.', und die Lei- 

 lungswiderstande, welche eingeschallet werden mussen 

 um mit jeder dieser Combinationen nach und nach eine 

 bestiuimte Ablenkung a und hervorzubringen, durch 

 x, x' und L -\- x und D -\- x' bezeichnet, so hat man 

 nach der Ohm'schen Formel die 4 Gleichungen 



A' 



A + x ' 



A 



A + x-\- L 



A' + x' 

 A' 



A'+x' + L' — 



woraus sich ergiebt —— ~— • 



Man hat also weiler nichts nôthig als die Anzahl der 

 Umdrehung der Schraube zu zâhlen, welche nôthig 

 sind um die Ablenkungen der JNadel von w auf j zu 

 bringen, um daduich das Verhiiltniss der electromotori- 

 schen Krâfte zu erhalten. Die in der Tabelle II und 

 III aufgezeichnele Versuchsrerhe wurde mit 12 Daniell- 

 schen, mit Kupfervitriol und verdiinnter Schwefelsàure 

 geladenen Elementen, angestellt, bei denen die Flùssig- 

 keiten durch porôse Thoncylinder getrennt waren und 

 deren Kupfergefâsse 3" Durchmesser und 5A"Hôhe hatlen. 



