-8- 



Mineralogie. 



und gelbem Feldspat stammende)) braunen Glimmer gefunden; aus ihren 

 Abmessungen folgt, daß sie Urankerne enthalten. Bei sehr kleinem Kern 

 tritt keine Umkehrung ein; sie wird dem speziellen Urangehalt und nicht 

 dem Alter des Gesteins zugeschrieben. R. Brauns. 



E. A.Wülfing: Ein neues Apertometer. (Sitzüngsber. d. 

 Heidelberger Akad. d. Wissensch. Math.-nat. Kl. Abt, A. 1914. 2. Abh.) 



Zur Bestimmung von Aperturen werden Glimmertätelche)) benützt. 

 Die Vorzüglichkeit der Methode wird experimentell bewiesen. Daneben 

 wurde durch eine kleine rechnerische Betrachtung über die maximalen 

 Fehler, die bei der Auswertung überhaupt begangen werde)) könnten, 

 weitere Aufklärung verschafft. 



Angenommen die Fehlergrenzen des Brechungsexponenten der Flüssig- 

 keit, in der die Messung im Achsenwinkelapparat erfolgte, oder der Einfluß 

 von Temperaturschwankungen sei J z l = + 0,0010, die Fehlergrenzen bei; 

 dem Winkel 2H Z sei 2J H = + 0° 10°, dann gelangt man für die Aper- 

 turen zu dem Grenzwert: 



num. Apert. -f- Fehler = (n z + J z ) . sin (H z -j-^ H ). 



Für die einzelnen Lenmiskaten werden dann die Fehler berechnet. 

 Darnach braucht man eine mangelhafte Kalibrierung des Glimmerblatts 

 höchstens bis zu 3 Einheiten der dritten Dezimale zu befürchten und kann 

 immer der zweiten Dezimale sicher sein. Mit einem so auskalibrierten 

 «ilimmerpräparat lassen sich die numerische)) Aperturen der Objektive sehr 

 leicht bis zu der Genauigkeit richtig bestimmen, die man gewöhnlich hierfür 

 verlangt. 



Das neue Apertometer besteht nur aus einer sehr dünne)) Glimmer- 

 lamelle, die zur Konservierung und Erhöhung ihrer ebenen Beschaffenheit 

 /.wischen Gläser in Kanadabalsam eingebettet ist. Die Glimmer müssen 

 streng planparallel gespalten sein. Eine praktische Spaltungsmethode zur 

 Erreichung dieser Parallelität mittelst Messer und Wasser wird beschrieben. 

 Bei den Interferenzbildern handelt es sich weniger um die Beobachtung 

 des Winkeis der optischen Achsen, als um die zahlreichen in der Achsen- 

 ebene liegenden Lemniskatenscheitel, die als Aperturmarken sehr gut zu 

 gebrauchen sind. Überraschenderweise zeigt sich nämlich, daß die Lemnis- 

 katenscheitel nicht nur unter einem schwach vergrößernden Konoskop bei 

 Parallelverschiebung eines dünnen Glimmerblättchens ganz konstant ihre 

 Lage im Interferenzbild beibehalten, sondern daß sogar die analoge aber viel 

 genauere Operation im Achsenwinkelapparat zu keiner Änderung führt. Ein 

 so auskalibriertes Glimmerpräparat nennt Verf. Glimmer -Apert ometer. 



M. Henglein. 



1 J z für Zimtäthyläther. 



