-130- 



Mineralogie. 



M. Berek: Über Neueinrichtungen am Polarisations- 

 mikroskop. (Zs. Krist. 55. 615 — 626. 1920.) 



Es wird ein Bericht über eine Reihe von Verbesserungen an den 

 Polarisationsmikroskopen der optischen Werke E. Leitz, Wetzlar, gegeben. 



1. Das Stativ ist so aufgebaut, daß auf dem Objekttisch größere 

 Nebenapparate ohne Behinderung der Drehung benutzt werden können. 



2. Der Tubus ist über das übliche Maß weit gehalten, so daß 

 die Okulare ein um etwa 50 % erweitertes Sehfeld aufweisen. Für die 

 Tubusfeinbewegung wurde die Herz- bezw. Kugelmikrometerschraube bei- 

 behalten. 



3. Eine stets genaue Zentrierung der Objektive beim Austausch wird 

 durch den Dreipunktzentrier-Zangenwechsler erreicht. 



4. Der neue an astigmatische Tubusanalysator ermöglicht 

 eine größere Bildschärfe bei Mikrophotogrammen. 



5. Die AMici-BERTRANü'sche Hilfslinse ist zentrierbar und mit einer 

 Irisblende nach F. E. Wright fest verbunden, welche letztere das Czapski- 

 sche Okular ersetzt. 



6. Vorzüge des ABBE'schen Beleuchtungsapparates bestehen für Polari- 

 sationsmikroskope nicht. Die großen Dimensionen erfordern nämlich große 

 Polarisationsprismen, und in Verbindung mit weiter vom Objekttisch ab- 

 gesetzten Nebenapparaten, wie dem Universaldrehtisch, ist der Kondensor 

 des ABBE'schen Beleuchtungsapparates unbrauchbar. Der übliche Belench- 

 tungsapparat mit bequem wechselbarem Kondensorteii hoher Apertur wird 

 daher beibehalten. Verf. beschreibt den Zweiblendekondensor, 

 der einen höheren Korrektionszustand besitzt als der bisher übliche 

 Beleuchtungsapparat. 



7. Hilfseinrichtungen, die an den Stativen benutzt werden 

 können sind : 



a) Zu genauesten Messungen von Gangunterschieden ein in den 

 Tubusschlitz einschaltbarer Kompensator, der aus einem drehbaren 

 Kristallblättchen besteht. Für kleine Gangunterschiede besitzt der Kompen- 

 sator bedeutend höhere Genauigkeit als der nach Babinet. 



b) Hilfsokulare normaler Weiten lassen sich mittels eines mit- 

 gelieferten Zwischenstückes ohne weiteres benutzen. 



c) Eine Hilfsvorrichtung ermöglicht eine bequeme und rasche Drehung 

 des Objekrtisches um genau 45*. 



d) Der Universaldrehtisch für Anwendung der FEDOROFF-Methode 

 hat auch namhafte Verbesserungen erfahren. Da die innerste Drehplatte 

 des Tisches 65 mm Durchmesser hat, so kann auf dem neuen Tisch 

 der gesamte Inhalt des normal großen Dünnschliffs bequem untersucht 

 werden. 



e) Besonders vorteilhaft in Verbindung mit den FEDOROFF'schen 

 Methoden erweist sich die Anwendung synchroner Nicoldrehung. 



M. Henglein. 



