-8- 



Mineralogie. 



Fred E. Wright: The Measurement of the Kefractive- 

 Index of a Drop of Liquid. (Journ. of the Washington Acad. of Sc. 

 4. 1914. p. 269—279.) 



Die verschiedenen Methoden zur Bestimmung der Brechungsindizes 

 von Flüssigkeitstropfen werden eingehend besprochen. Der Gebrauch eines 

 zerstreuenden Lichtschirms in Verbindung mit der Quelle des monochro- 

 matischen Lichtes wird empfohlen. Ein neues Hohlprisma, welches mittels 

 der Methode der Autokollimation oder minimaler Ablenkung, oder nach 

 der Methode von Gifford gebraucht werden kann, wird auch beschrieben. 

 Nach Verf. gibt die Methode der streifenden Incidenz gute Resultate, 

 wenn man den Tropfen auf dem ABBE-PüLFiiiCH-Kristalltotalrefraktometer 

 mit einem Stück eines speziell hergestellten Stanniols bedeckt. Fünf neue 

 Methoden zur Bestimmung der Brechungsindizes von Tropfen unter dem 

 petrographischen Mikroskop werden auch angeführt, wovon Methode 5 r 

 welche nur eine planparallele Glasplatte mit hohem Brechungsindex und 

 mit einer unter 60° abgeschliffenen Kante erfordert, die einfachste und 

 bequemste sein soll. E. H. Kraus. 



Fred E. Wright: A New Crystal-grinding Goniometer, 

 (Journ. of the Washington Acad. of Sc. 5. 1915. p. 35 — 41.) 



Verf. beschreibt einen neuen Apparat mit Motorbetrieb zur Her- 

 stellung orientierter Kristallschliffe und -flächen. Derselbe ist mit einem 

 Theodolitgoniometer verbunden. E. H. Kraus. 



Fred E. Wright: The Accurate Measurement of the 

 Eefractive Indices of Minute Crystal Grains under the 

 Petrographic Microscope. (Journ. of the Washington Acad. of Sc. 

 5. 1915. p. 101—107.) 



Verf. zeigt, daß, um exakte Messungen der Brechungsexponenten 

 in kleinen Kristallfragmenteu mittels der Immersionsmethode zu erhalten^ 

 (a) die Schnitte genau normal zu mindestens einem optischen Haupt- 

 schnitt orientiert sein müssen; (b) falls schiefe Beleuchtung angewandt 

 wird, nur solche Lichtstrahlen benutzt werden sollen, deren Fortpflanzungs- 

 richtuug in einer zum optischen Hauptschnitt senkrechten Ebene liegt, 

 d. h., die Metallblende muß so eingeschoben werden, daß die vordere 

 Kante dem Hauptschnitt parallel ist; und (c) mit zentraler Beleuchtung 

 müssen die entlang dem Bande des Fragmentes auftretenden Erscheinungen 

 besonders berücksichtigt werden. Werden diese Vorschriften nicht beob- 

 achtet, so erhält man Werte, die für den größten Index zu niedrig, für 

 den kleinsten zu hoch, und für den mittleren entweder zu hoch oder zu 

 klein sind. Bei stark doppelbrechenden Kristallfragmenten können diese 

 Abweichungen bedeutend sein. E. H. Kraus. 



