Allgemeines. Kristallstruktur. Mineralphysik etc. 



-9- 



Fred B. Wright: The Optical Charakter of the Faint 

 Interference Figure Observed in High Power Objectives Bet- 

 ween Crossed Nicols. (Journ. of the Washington Acad. of Sc. 4. 

 1914. p. 301—309.) 



Verf. bespricht die Bildung der schwachen Interferenzfigur in starken 

 Objektiven zwischen gekreuzten Mcols, und zeigt, daß dieselbe und der 

 scheinbare positive Charakter der Figur unter Benutzung des Gipsplättchens 

 unvermeidlich sind. Sechs Versuche zur Erklärung dieser Erscheinungen 

 werden angeführt. B. H. Kraus. 



Fred E. Wright: A New Half Shade Apparatus with 

 Variable Sensibility. (Journ. of the Washington Acad. of Sc. 4. 

 1914. p. 309—313.) 



Verf. beschreibt einen aus zwei planparallelen Glasplatten bestehen- 

 den Halbschattenapparat, der im Tubus des Mikroskops angebracht wird. 

 Dieser Apparat eignet sich, Auslöschungswinkel zu messen, und führt zu 

 Resultaten, welche fast ebenso genau sind als die, welche man mit Verf.'s- 

 Biquarzkeil erhält. E. H. Kraus. 



Fred E. Wright : A Simple M e t h o d f o r the A c c u r a t e 

 Measurement of Belative Strain in Glass. (Journ. of the 

 Washington Acad. of Sc. 4. 1914. p. 594—598.) 



Um die Spannung des Glases genau zu messen, beschreibt Verf. einen 

 Kompensator, der aus zwei Quarzkeilen, welche über zwei Quarzplatten 

 liegen , besteht. Auf der oberen Seite der Keile ist eine Skala, um 

 Phasendifferenzen in fiu abzulesen. Die Keile und Platten sind so an- 

 gefertigt und angeordnet, daß die optischen Elongationen der zwei Teile 

 gleichgroß aber, von ungleichem Charakter sind. E. H. Kraus. 



Siegfried Becher: Über den Astigmatismus des Nicols 

 und seine Beseitigung im Polarisationsmikroskop. (Annalen 

 d. Physik. (4.) 47. 1915. p. 285-364. Mit 3 Taf.) 



Verf. beobachtete u. a. , daß man zwischen gekreuzten Xicols die 

 feinen Lichtpunkte minimalster Partikelchen nicht absolut scharf einstellen 

 kann. Das Punktbild ist nie vollkommen und der Versuch, mit der Mikro- 

 meterschraube die richtige Einstellung zu finden, bewirkt nur, daß sich 

 der Punkt in der einen oder der dazu senkrechten Richtung in eine feine 

 Linie auszieht, während bei Dunkelfeldbeobachtung mit dem gewöhnlichen 

 Mikroskop jeder Punkt bei Verstellung der Mikrometerschraube in ein 

 Lichtscheibchen bezw. in Lichtkreise verbreitert wird. Es handelt sich 

 hier um eine Erscheinung des Astigmatismus, die mit der Doppelbrechung* 

 der Objekte (Schleifstaub der Präparate) nichts zu tun hat. Seine Ursache 

 liegt im Analysator. Verf. hat diese Erscheinung eingehend untersucht. 



