-10- 



Mineralogie. 



Der Fehler ist beim Aufsatznicol größer als beim Tubusanalysator , der 

 also auch aus diesem Grunde vorzuziehen ist. Der Astigmatismus der 

 Nicols hängt mit den Krümmungsverhältnissen der Strahlenfläche zusammen. 

 Er könnte nicht auftreten, wenn die Wellenfläche der Substanz des analy- 

 sierenden Nicols für die ihn durchsetzenden Strahlen eine Kugel wäre, 

 und ließe sich daher vermeiden, u. a. durch Anwendung von Analysatoren, 

 die den ordentlichen Strahl benützen (Lamellenprismen von Jämin, Zenker. 

 K. Feussner, Grosse, Thompson [vergl. K. Feussner, dies. Jahrb. 188S. 

 I. 185]). Es sind aber dabei manche Schwierigkeiten vorhanden, die zu 

 überwinden noch nicht in genügender Weise gelungen ist. Auch auf an- 

 derem Wege ist eine vollkommene Umgehung dieses Astigmatismus 

 noch nicht in befriedigender Weise geglückt, ebensowenig mit Hilfe von 

 Zylinderlinsen, durch Verwendung einer planparallelen Platte einer Sub- 

 stanz von positiver Doppelbrechung oder durch Verlängerung des Mikroskop- 

 tubus bezw. der Objektivbildweite. Jedoch ist vollständige Beseitigung 

 •des Astigmatismus und der Bildverzerrung ausführbar durch Herstellung 

 von telozentrischem Strahlengang' im Mikroskop. Man kann den Astig- 

 matismus von vornherein vollständig vermeiden, wenn man jedes zu 

 einem Objekt- und Bildpunkt zugehörige Büschel in ein paralleles 

 Strahlenbündel verwandelt und als solches durch den Analysator sendet, 

 und dies gilt nicht nur für achsenparallele, sondern auch für schiefe 

 Büschel. Daß alle Strahlen in den einzelnen Büscheln der (in einer Ebene 

 gelegenen) Objektpunkte parallel werden, kann man erreichen, indem man 

 «las Okular durch eine Einrichtung ersetzt, die nur parallele Strahlen auf- 

 nehmen kann, d. h. nur beim Eintritt parallelstrahliger Lichtbündel das 

 Bild deutlich werden läßt. Zur Hebung des Astigmatismus und der An- 

 orthoskopie muß also das Okular durch ein auf Unendlich eingestelltes 

 Fernrohr ersetzt werden, so daß bei Einstellung auf Unendlich teleskopischer 

 Strahlengang im ganzen Mikroskop herrscht. Es wird sich wahrscheinlich 

 als praktisch erweisen, nicht an Stelle der Okulare einem Mikroskop eben- 

 soviele Fernrohre mitzugeben, sondern die üblichen HuYGENs'schen Okulare 

 beizubehalten und sie durch ein im Tubus angebrachtes Objektiv zu einem 

 Fernrohr zu ergänzen. Die Okulare müßten dann (wie dies bei den meisten 

 Okularen jetzt schon gemacht wird) in ihrer Fassung so abgeglichen wer- 

 den, daß sie beim Einsetzen in den Tubus sofort eingestellt wären. Es 

 würde sich dann aus verschiedenen Gründen empfehlen, das Objektiv so weit 

 wie möglich vom Okular entfernt anzubringen, es vielleicht sogar direkt 

 mit dem Nicol zu verbinden. Max Bauer. 



O. Doelter : Über die Natur der Mineralfarben. 

 {Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. in Wien. Math.-naturw. Klasse. Abt. I. 

 124. p. 409—423. 1915.) 



In Fortsetzung früherer Untersuchungen (dies. Jahrb. 1913. II. -358-) 

 liat Verf.' neue Versuche mit Radiumstrahlen angestellt, um zu prüfen, ob 



