4 



M. Schwarzmann, Krystallophotograinmetrie. 



A. Experimenteller Theil. 



1. Instrumente zur Krystaüophotogrammetrie 1 . 



I. Zur ersten Methode. 



1. Reflexionsgoniometer (Fig. 1 G) mit horizonta- 

 lem Kreis und beweglichem horizontalen Fernrohr. Der Colli- 

 mator ist versehen mit Spaltrevolver, und zwar mit 



a. Punktspalt, 



ß. Kreuzspalt, kaum grösser als der punktförmige, 

 die anderen Spalte nur mit Rücksicht auf die gewöhnliche 

 Winkelmessung. 



2. Photographische Camera (Fig. 1 K) mit recti- 

 linearem Objectiv (Aplanat). Brennweite von 25 cm fasst bei 

 Format 13 X 18 cm einen Bild -Winkel von 40°, entsprechend 

 einem Winkel der Flächennormalen von 20°, und erlaubt auf 

 ca. 1' genau zu messen; grössere Brennweite fasst kleineren 

 Winkel und giebt bei gutem Eeflexbild grössere Genauigkeit, 

 kleinere Brennweite fasst grösseren Winkel und giebt ge- 

 ringere Genauigkeit der Messung. 



Cassette und photographische Platte müssen nach dem 

 Einsetzen immer die gleiche Stelle in der Camera einnehmen. 

 Beim Einlegen der photographischen Platte ist diese an zwei 

 passend zu wählende Seiten der Cassette anzudrücken. Der- 

 jenige Punkt der Mattscheibe, welcher dem Mittelpunkt der 

 so eingesetzten Platte entspricht, ist auf der Mattscheibe 

 zu markiren, ebenso die durch diesen Punkt gehende Parallele 

 mit dem unteren Rand der Platte. 



Je nachdem wie weit die Justirung vom Mechaniker ein 

 für alle Mal festgelegt ist oder dem Messenden überlassen wird, 

 haben wir folgende drei Cameragattungen zu unterscheiden: 

 a. Feste, fertig justirte Camera. Das Objectiv muss 

 jedoch abgeschraubt werden können. Grosse Hand- 

 lichkeit. 



ß. Feste Camera wie bei es, doch mit verstellbaren Ob- 

 jecto vbrettern. 



1 Sobald diese Instrumente in ihrer definitiven Form vorliegen, werden 

 sie in einer weiteren Arbeit ausführlich beschrieben und abgebildet und 

 ihre Bezugsquelle mitgetheilt werden. 



