M. Schwarzmann, Krystallophotograminetrie. 7 



II. Zur zweiten Methode 



sind ausserdem nöthig: 



1. Ein Spaltrohr (Fig. 2 C) mit den bei I. 1 ge- 

 nannten Spaltöffnungen. Ist ein zweites Reflexionsgoniometer 

 vorhanden, so wird zweckmässig dieses verwendet. Das den 

 Krystall tragende Reflexionsgoniometer braucht bei dieser 

 Methode nur einen punkt- oder kreuzförmigen Spalt zu be- 

 sitzen. 



2. Planparalleles Glasplättchen (Fig. 2 PP'), mit 

 der Mitte seines oberen Randes auf einem — in umgekehrter 

 Stellung befindlichen — Justir- und Centrirapparat, der zugleich 

 noch eine Drehung um seine Verticalaxe zulässt, befestigt. Die 

 vorzügliche Beschaffenheit dieser Glasplatte, planparallel und 

 eben, ist von grösster Wichtigkeit. Grösse ca. 20 X 28 X 1 mm - 



3. Ein Satz Blenden zum etwaigen Abblenden des 

 unnöthigen, aus dem Collimator (0' Fig. 2) kommenden Lichtes. 

 Diese Blenden, in der Grösse der gewöhnlichen photographi- 

 schen Objectivblenden, können bei Verwendung eines zweiten 

 Reflexionsgoniometers auf den Tisch desselben (B Fig. 2) be- 

 festigt werden. Andernfalls besonderes Stativ oder Aufkleben 

 mit Wachs an den Collimator. 



III. Zur dritten Methode 

 sind ausser dem unter I. Genannten nöthig: 



1. Eine „Lochcassette", womit wir kurz eine Doppel- 

 cassette bezeichnen wollen, deren Zwischenwand concentrisch 

 um den Mittelpunkt der in der beschriebenen Weise ein- 

 gelegten Platte eine kreisrunde Öffnung von ca. 15 mm Durch- 

 messer hat. Die Federn der Cassette müssen erlauben, ohne 

 Zwang unter die photographische Platte noch eine ca. 0,5 mm 

 dicke Messingplatte zu legen. Die Cassettenschieber müssen 

 gestatten, dass nach Öffnung des einen Schiebers auch der 

 andere leicht geöffnet werden kann. Entsprechend dem 

 Mittelpunkt der eingelegten Platte muss sich auf der Aussen- 

 seite des Schiebers der anderen Cassettenhälfte eine Marke 

 befinden. 



2. Ein Satz „Cassettenblenden". Diese bestehen aus 

 Messingplatten in der Grösse der photographischen Platten 

 und sind ca. 0,5 mm stark. In der Mitte einer jeden Platte 



