M. Schwarzmann, KrystallopbotogTammetrie. 



9 



Zeichnung vorausgesetzt), so fällt das Reflexbild in die Mitte 

 der Mattscheibe. Ist die Flächennormale aber im Winkel — 45° 

 zum Spaltrohr gerichtet, so fällt ihr Reflex ins Fernrohr. 

 Diese Beziehung dient zum Einstellen der Hilfsfläche und des 

 zu photographirenden Flächenzuges des Krystalls. 



II. Yersuchsanordnung der zweiten Methode. Parallel- 

 straklenmethode in 0°-Stellnng (vergl. Fig. 2). 



Diese in ihrem Ergebniss einfachste und brauchbarste 

 Methode wird hier nur zur Erleichterung des Verständnisses 

 erst an zweiter Stelle angeführt, da die Anordnung durch 

 eine Complication der ersten sich ergiebt. 



Der Collimator C dient hier nur zur Justirung sowie 

 zur gewöhnlichen goniometrischen Messung. Zur Photographie 

 wird der Collimator O verwendet, parallel C angeordnet. Ein 

 planparalleles Glasplättchen PP' reflectirt den Strahlen- 

 cy linder, so dass er parallel zur Cameraaxe verläuft. Durch 

 diese Anordnung ist Cameraaxe und Collimatoraxe ihrer 

 Wirkung nach parallel gestellt worden und wir wollen des- 

 halb von der 0°-Stellung sprechen. 



C kann sich wie in Fig. 2 auf der gleichen Seite wie C 

 befinden, kann aber auch zusammen mit BL auf der anderen 

 Seite der Fernrohraxe und in Bezug auf diese symmetrisch 

 zur gezeichneten Lage aufgestellt werden. Es muss dann 

 auch PP' entsprechend aufgestellt werden, so dass es senk- 

 recht zur gezeichneten Lage steht. Diese zweite Lage von C 

 ist bei einem beträchtlichen Durchmesser von C vorzuziehen. 



Diejenige Fläche reflectirt das Spaltbild in den Mittel- 

 punkt der Camera, deren Normale mit dem Collimator C einen 

 Winkel von +90°, also mit der Cameraaxe den Winkel 0° 

 bildet. Wir bezeichnen diese Stellung der Fläche als (^-Stel- 

 lung. Bei sehr kleinen aufzunehmenden Flächen wird der 

 nicht nöthige Theil des Strahlencylinders etwa bei B ab- 

 geblendet. 



III. Versuchsanordnung der dritten Methode. Convergent- 

 strahleninethode in 0°-Stellung (vergl. Fig. 3). 



In der Fernrohraxe befindet sich der Lichtkrater der 

 positiven Kohle der Bogenlampe , die Öffnung der Lampen- 



