M. Schwarzmaun, Krystallophotogrammetrie. 



13 



Methode II verdient vor allen den Vorzug wegen der 

 einfachen Beziehungen der Abbildung zu den Winkelverhält- 

 nissen bei gleicher theoretischer Exactheit wie Methode I, 



Methode I ist besonders brauchbar, wenn alle Reflexe 

 der eingestellten Zone angehören, da hier die Beziehungen 

 ebenso einfach sind wie bei II. Man wird gleichfalls zur 

 Methode I greifen, wenn bei Anwendung von II Reflexe von 

 Flächen der Rückseite des Krystalls auf der Mattscheibe 

 erscheinen sollten. Methode III und IV sind theoretisch un- 

 genau, können aber praktisch, bei der nöthigen Vorsicht, zur 

 Aufnahme recht kleiner Krystalle dienen. Hierbei ist die 

 Lichtstärke bei dieser Versuchsanordnung willkommen. Für 

 Lichtfiguren an geätzten Flächen ist Methode III gleichfalls 

 sehr brauchbar, ermöglicht ein grosses Gesichtsfeld und ist 

 bei kleiner Cassettenblende vollkommen genau. 



Die kleinste Cassettenblende liefert bei geätzten Platten 

 von nur wenigen Ätzhügeln erzeugte Lichtfiguren. Es können 

 hierbei Einzelreflexe auftreten, welche, sobald man die ganze 

 Fläche spiegeln lässt, überdeckt werden und unbeachtet bleiben. 

 Wir können so Einzellichtfiguren von Durchschnittslichtfiguren 

 unterscheiden. 



Die durch Methode II und III erzeugte Lichtfigur hat 

 die gleiche Symmetrie wie die Krystallfläche , sobald diese 

 der photographischen Platte parallel geht. 



Methode III kann auch bei erheblicher Annäherung der 

 Cassette an die Goniometeraxe, also bei grossem Bildwinkel, 

 dazu benutzt werden, um eine photographische Reflexskizze 

 eines grossen Theiles des Krystalles zu erhalten, die lediglich 

 als Skizze zur Orientirung nicht aber zur Messung dient. 



Lässt man die Bogenlampe an dem Platze der Versuchs- 

 anordnung Fig. 1 auch während der weiteren gewöhnlichen 

 goniometrischen Messungen stehen, so kann man sich das 

 Einstellen des Krystalls auf eine Zone sehr erleichtern. Auch 

 bei der Einstellung des Collimators auf unendlich werden die 

 Krystallflächen bei Anwendung der Bogenlampe ihr Reflexbild 

 deutlich sichtbar auf einen weissen Cartonschirm , der ganz 

 an das Goniometer herangerückt ist, werfen. Man wird auf 

 diesem leicht die gewünschte Zone erkennen und kann dann 

 bei Betrachtung des Reflexbildes die Justirschrauben so ver- 



