18 



M. Schwarzmann, Krystallophotogramnietrie. 



abschluss wie etwa in der Dunkelkammer nöthig ist. Das 

 Licht der Bogenlampe ist bei der Aufnahme abzublenden. 



Das Goniometer wird unter Anwendung eines passenden 

 Holzgestelles mit schwarzem Tuch bedeckt, das einerseits sich 

 an die Camera anschmiegt, andererseits nur den Collimator zur 

 Hälfte herausschauen lässt. Es ist ferner nothwendig, das 

 Fernrohrobjectiv um ein Reflectiren desselben, besonders bei den 

 0°-Stellungen zu verhindern, mit schwarzem Tuch zu bedecken. 



Das Einsetzen der Cassette ist ohne Gewalt zu bewerk- 

 stelligen, ebenso das Aufziehen der Cassettenschieber. Da 

 die ganze Aufnahme im verdunkelten Zimmer geschieht, kann 

 ein leichter Gang der Cassettenschieber ohne Bedenken auf 

 Kosten lichtdichten Verschlusses geschehen. 



Hier möge auch an das bei 1. I. 2 Gesagte erinnert werden. 



Vor dem Öffnen controlire man die Bogenlampe. Bei 

 Methode I und II sehe man nach Aufheben des bedeckenden 

 Tuches nach dem hellen Fleck, den der Strahlencylinder in 

 der Verlängerung des Collimators auf die gegenüber liegende 

 Wand wirft. Er muss kreisrund und von gleicher Helligkeit 

 sein wie beim Einstellen. Bei Methode III muss die Linse L 

 (Fig. 3) in ihrer Mitte erleuchtet sein und der Fleck auf dem 

 Cassettenschieber (ein Lochbild des Kraters der positiven 

 Kohle) die Marke des Schiebers 2 zum Mittelpunkt haben. 



Expositionsverschluss. Wird auf die Platte nur das 

 Reflexbild der gekrümmten Fläche etc. aufgenommen, so kann 

 man bei Methode I, II und IV durch eine Cartonscheibe vor 

 dem Collimator exponiren. Sollen aber ausserdem noch die 

 unten zu beschreibenden Reflexraarken auf die gleiche Platte 

 kommen, so benütze man den Verschluss im Innern der Camera 

 (vergl. 1. I. 2). Der Verschluss bei Methode III ist schon 

 in 2. III angegeben. 



Während der Aufnahme vermeide man Erschütterung des 

 Apparates. Man stehe deswegen nicht auf diejenigen Dielen des 

 Fussbodens, auf welchen der Tisch ruht und gehe nicht umher. 



6. Bestimmung der Elemente des Photogramms. 



Zur Berechnung der Winkel aus den Abmessungen der 

 Platte ist ausser der sorgfältigen Justirung nöthig die Kennt- 

 niss folgender Elemente der Aufnahme. 



