M. Schwarzmann, Krystallophotogrammetrie. 



19 



1. Die Distanz — d, d. h. der Abstand des optischen 

 Mittelpunktes des Objectives von der Ebene der Bromsilber- 

 schicht der Platte. 



Anmerkung. Es wurde hierfür der Ausdruck Distanz 

 aus der Perspective entnommen. Die Brennweite des Objectives 

 lässt sich nicht mit solcher Genauigkeit bestimmen , als im 

 einzelnen Falle die Distanz, welche auf ca. 0,1 mm genau 

 ermittelt werden kann. 



Bei Cameragattung y (vergl. 1. I. 2) wird die Distanz 

 nach einer Neuaufstellung des Apparates eine andere sein und 

 muss dann immer wieder bestimmt werden. Der grosse Vor- 

 theil der Cameragattung a und ß besteht in der constanten 

 Grösse ihrer Distanz. ^ g te |j un i 



2. Derjenige Punkt der Platte, welcher der in _ n . — 5_ 



I und IV 0°-Stellung 2 



bei Methode ^ 1 ^ rrr befindlichen Fläche entspricht. Wir 



II und III 



nennen ihn den Nullpunkt. 



3. (Nur bei Methode I und IV nöthig.) Irgend ein 

 anderer Reflexpunkt einer Fläche der der Goniometeraxe 

 parallel gehenden Zone. Dieser bestimmt zusammen mit dem 

 Nullpunkt die x-Axe der Platte. 



4. (Nur bei Methode I und IV nöthig.) Die Bezeichnung 

 der Collimatorseite der Platte. 



Ad 1. Um die Distanz zu ermitteln, macht man eine 

 Aufnahme des Reflexes der in 45°-Stellung bezüglich (^-Stel- 

 lung befindlichen Hilfsfläche. 



Hierauf schliesst man die Camera durch den Schieber im 

 Innern (oder in dem Objectivschlitz), lässt aber den Cassetten- 

 schieber unverändert offen. Man dreht nun die Hilfsfläche 

 in die 40°-Stellung (-j- 5°-Stellung), wobei man zur nöthigen 

 Ablesung und Einstellung die Goniometerbedeckung zum Theil 

 aufdecken muss. Nach sorgfältiger Wiederherstellung der 

 Bedeckung exponirt man den Reflex der 40°-Stellung (+5°-Stel- 

 lung). Zur Erreichung grösserer Genauigkeit verfährt man 

 ebenso in der 50°-Stellung ( — 5°-Stellung) u. s. w. 



Ein solches Aufnahme verfahren , bei welchem mehrmals 

 exponirt wird und zwischen den Expositionen Verstellungen 



1 Vom Collimator aus gerechnet (Fig. 1). 



2 Von der Cameraaxe aus gerechnet (vergl. 2. II). 



2* 



