20 



M. Schwarzmann, Krystallophotogrammetrie. 



am Goniometer vorgenommen werden, wollen wir eine 

 „combinirte Aufnahme" nennen. 



Ad 2 und 3. Wendet man den Punktspalt zur Photo- 

 graphie der Krystallreflexe an, so kann man den Kreuzspalt 

 dazu verwenden, um durch das Verfahren der combinirten 

 Aufnahme auf der gleichen Platte mit Hilfe der Hilfsfläche 

 den Nullpunkt und etwa einen 5 —Punkt zu bestimmen. Auf 

 diese Weise ergiebt sich zugleich Distanz. Nullpunkt und x-Axe. 



Ist die Distanz schon bekannt, so braucht bei der zweiten 

 Stellung der Hilfsfläche nicht abgelesen zu werden. 



Anmerkung. Ein continuirliches Drehen der Hilfsfläche 

 um die Verticalaxe bei geöffneter Camera, um so die x-Axe 

 auf der Platte darzustellen, ist zu vermeiden. Es ist dann 

 nicht mehr erkennbar, ob in dem Krystallbild etwa Übergänge 

 von einem Reflex zu einem anderen in der x-Axe vorhanden 

 sind. Nimmt man aber nach der combinirten Aufnahme das 

 Krystallreflexbild allein nochmals auf besonderer Platte auf, 

 so ist gegen dies Verfahren nichts einzuwenden. 



Beim praktischen Krystallmessen können diese Marken 

 meist wegfallen. Man wird nämlich fast immer den Krystall 

 so einstellen, dass ein bestimmter Reflex in den Mittelpunkt 

 kommt, Dies bietet für Methode II schon genügende Orientirung. 

 Die Orientirung der x-Axe wird sich bei Methode I auch meist 

 aus dem Krystallreflexbild geben, nämlich dann, wenn noch 

 ein anderer Reflex desselben in der Zone parallel der Gonio- 

 meteraxe liegt. Dies ist meist der Fall, weil man eben den 

 Krystall zur Messung gerade so aufsetzt, dass eine bevorzugt 

 ausgebildete Zone jene Lage hat. 



Weniger genau, aber zur Controle brauchbar ist die Be- 

 stimmung der Elemente 2 und 3 unter Zuhilfenahme der Be- 

 grenzung der photographischen Platte, und zwar der beiden 

 an die Cassette angedrückten Seiten. 



Ad 4. Gleich nach dem Einlegen der Platte in die 

 Cassette schreibe man bei wenig aufgezogenem Cassetten- 

 schieber Nummer etc. mit Blei an den Rand der Platte. Es 

 ergiebt sich hieraus die Lage des Collimators zur Platte. 



Nach dem Trocknen der Platte bezeichne man auf ihr 

 sogleich die Elemente, insbesondere bei Cameragattung y die 

 Distanz und gebe die Orientirung zum Krystall an. 



