-172- 



Mineralogie. 



senkrecht zu stehen kommen, und gleichzeitig ihre Polarisationsebenen 

 ziemlich parallel werden." Arthur Schwantke. 



C. Pulfrich: Über ein neues Eefractometer mit veränder- 

 lichem brechenden Winkel. (Zeitschr. f. Instrumentenkunde. 1899. 

 19. p. 335. 5 p. Mit 4 Fig.) 



Verf. beschreibt ein neues Eefractometer. Die zu untersuchende 

 Flüssigkeit befindet sich in einem Gefäss, dessen Boden aus einer Glas- 

 platte besteht, in die das Licht streifend eintreten kann. In die Flüssig- 

 keit taucht das Ende eines dem Fernrohr vorgesetzten Glascylinders. Das 

 Femrohr ist um eine horizontale Axe drehbar, so dass der Winkel des 

 Prismas, gebildet durch die Glasplatte und die Endfläche des Glaskörpers, 

 zwischen denen sich die Flüssigkeit befindet, beliebig variirt werden kann. 

 Durch Einstellung des Fadenkreuzes auf die Grenzlinie der Totalreflexion 

 wird der am Theilkreis abzulesende Prismenwinkel gleich dem Winkel der 

 Totalreflexion. Die Einrichtung des Apparates wird genau beschrieben. 

 Derselbe dürfte sich besonders zur Untersuchung sehr hochbrechender Flüssig- 

 keiten eignen, indessen ist auch die Untersuchung fester Körper unter 

 gewissen Bedingungen möglich. Arthur Schwantke. 



C.Viola: Ein neues Eefractometer un d eine neue Methode 

 zur Bestimmung derHauptbrechungsindices eines optisch 

 zweiaxigen Krystalles mit Hilfe des Prismas. (Zeitschr. f. 

 Instrumentenkunde. 1899. p. 276—282. 3 Fig.) 



— , Über eine neue Methode, die drei Hauptbrechungs- 

 indices eines beliebigen doppeltbrechenden Krystalles zu 

 bestimmen. (Zeitschr. f. Krystallogr. 1899. 32. p. 66—77. 3 Fig.) 



Verf. beschreibt das Princip eines Apparates, der es ermöglicht, an 

 beliebig orientirten Prismen zweiaxiger Krystalle die Minimalablenkung 

 in allen möglichen Azimuthen zu bestimmen und so diejenigen Strahlen 

 herauszusuchen, für die dabei der Eintrittswinkel gleich dem Austritts- 

 winkel ist. Da diese Eichtungen nothwendig in einer der optischen Sym- 

 metrieebenen liegen müssen — den Beweis enthält die zweite Abhandlung 1 

 — , so ergeben sich damit die Hauptbrechungsindices. 



Um einen möglichst grossen Bereich im Krystall zu untersuchen, wird 

 die Ablenkung durch zwei Viertelkugeln von stark brechendem Glase, 

 zwischen denen das Prisma eingeschaltet ist, beobachtet. Es wird dann 

 in der Eegel nur der Untersuchung zweier ungefähr senkrecht zu einander 

 geschnittener Prismen bedürfen. Die Viertelglaskugeln sind um eine hori- 

 zontale, durch das gemeinschaftliche Centrum gehende, der Längskante des 

 Prismas parallele Axe etwas drehbar, um sich genau den Prismenflächen 

 anlegen zu lassen. Das ganze System ist um die (der ersten Mittellinie 



1 Einen Beweis von Th. Liebisch in dies. Jahrb. 1900. I. p. 57—62, 



