Bücher. Allgemeines. Krystallphysik. 



-173- 



des Prismas parallele) Verticalaxe drehbar, der Azimuthwinkel wird auf 

 dem Horizontalkreise abgelesen. Um eine feststehende, durch das Centrum 

 gehende horizontale Axe drehen sich Signal- und Beobachtungsfernrohr, 

 die für die Glaskugeln auf Unendlich eingestellt sind, und deren optische 

 Axen sich im Centrum der Viertelkugeln schneiden; der entsprechende 

 Drehungswinkel wird auf einem Verticalkreise abgelesen. Zur Berechnung 

 der Hauptbrechungsindices aus den Beobachtungsdaten ist nur die Auf- 

 lösung zweier sphärischer Dreiecke nothwendig. Die zweite Abhandlung 

 enthält auch eine ausführliche Besprechung der für die genaue Justirung 

 des Apparates nothwendigen Bedingungen. Arthur Schwantke. 



O. Pulfrich: Über die Anwendbarkeit der Methode der 

 Totalreflexion auf kleine und mangelhafte Kry stallflächen. 

 (Zeitschr. f. Kryst. u. Min. 30. 1899. p. 568-586. Mit 4 Fig.) 



Einer weitergehenden Anwendung des Pulfrich'- bezw. Abbe-Czapski'- 

 schen Totalreflectometers stand bisher der Umstand entgegen, dass die 

 Leistungsfähigkeit der Apparate durch ein gewisses Mindestmaass der 

 Grösse und Vollkommenheit der Präparate bedingt war , das die Objecte 

 der mineralogischen und petrographischen Untersuchungen selten erreichen. 

 Verf. hat daher ein verbessertes Totalreflectometer construirt, das es er- 

 möglicht, die Methode der Totalreflexion auch auf kleine und mangelhafte 

 Krystallflächen anzuwenden. 



Zu diesem Zwecke ist das bisher vergrössernde Beobachtungsfernrohr 

 eines Totalreflectometers mit Halbkugel in ein verkleinerndes verwandelt 

 und im Augenkreise desselben eine Blendvorrichtung eingeschaltet (in 

 Gestalt einer drehbaren Scheibe mit Löchern von verschiedenem Durch- 

 messer), die es ermöglicht, nur bestimmte Theile des im Augenkreise — beim 

 verkleinernden Fernrohre vergrösser t — erscheinenden Krystallbildes 

 der Beobachtung sichtbar zu machen und alles störende falsche Licht 

 auszuschliessen. Der durch die Verkleinerung des Fernrohres bewirkten 

 Verminderung der Genauigkeit der Messung steht auf der anderen Seite 

 der Vortheil einer grösseren Deutlichkeit der Schattengrenze infolge der 

 Verkleinerung des zur Wirkung kommenden Flächenstückes und des ver- 

 minderten Auflösungsvermögens des Fernrohres gegenüber. Die Messungen 

 ermöglichen noch, die dritte Decimale von n auf eine Einheit sicher zu 

 stellen, was für sehr viele Zwecke ausreichend sein dürfte. 



Dem Apparate sind noch beigegeben: Ein vergrösserndes Fernrohr 

 für gewöhnliche Zwecke, 3 Objective (2 zur Beobachtung der Grenzcurven, 

 das eine zur directen Beobachtung des Krystalls), 2 Oculare, ein Spectroskop, 

 sowie ein Gefäss mit einer planparallelen Bodenplatte aus starkbrechendem 

 Glas zur Untersuchung von Flüssigkeiten, das auf die Halbkugel unter Ein- 

 fügung einer Flüssigkeitsschicht aufgesetzt wird (vergl. auch das folgende 

 Eeferat). Arthur Schwantke. 



