-180- 



Mineralogie. 



satz zu Wallerant (dies. Jahrb. 1899. I. -405-) fasst Verf. die optische 

 Zweiaxigkeit als Anomalie auf und nimmt an, dass sie durch Spannungen 

 erzeugt werde. R. Brauns. 



0. Viola: Über einige im mineralogischen Institute zu 

 München ausgeführte Untersuchungen. (Zeitschr. f. Kryst. etc. 

 30. 1899. p. 417—442. Mit 2 Taf. u. 7 Textfig.) 



Die vom Verf. benützten Instrumente sind: 1. ein Theodolit- 

 goniometer von Czapski; 2. das von Pülfrich neu construirte AßBE'sche 

 Eefractometer ; 3. ein grosses Mikroskop mit drehbaren Nicols und Federow'- 

 schem Tisch. Untersucht wurden namentlich die optischen Eigenschaften 

 des K 2 0-freien Albits von Lakous in Kreta, dessen Krystallformen 

 Verf. früher ermittelt hat (dies. Jahrb. 1897. TL. -21 - ; vergl. dies. Heft - 188 -). 



1. Das Czapski' sehe Goniometer. Es wird beschrieben und seine 

 Prüfung und Berichtigung erläutert. Als erheblichen Übelstand hat sich 

 die Autocollimation erwiesen; die Einrichtung macht die Vornahme der 

 meisten Wickelmessungen geradezu unmöglich. Verf. giebt die bei seinen 

 Messungen erhaltenen Winkel ausführlich an und berechnet daraus für 

 den Albit von Lakous: 



« = 94° 23,2' ß = 116° 20' y = 87° 33,4' 

 ( = 94° 14,50' = 116° 31,75' = 88° 5,16' 

 a : b : c = 0,635 : 1 : 0,557). 

 Die in Klammern stehenden Zahlen hat Verf. früher (1. c.) bei der 

 Untersuchung zahlreicher Plagioklase als Mittelwerthe erhalten. 



2. D a s Abbe' sehe Eefractometer. Auch hier findet man zuerst 

 einen kurzen Abschnitt, der die Beschreibung des Instrumentes und dessen 

 Prüfung und Berichtigung enthält und der weiterhin das Arbeiten mit 

 dem Eefractometer zeigt. Bei der Bestimmung des Brechungsvermögens 

 und der Dispersion der ABBE'schen Glaskugel wurde wasserheller Kalk- 

 spath verwendet, dessen Brechung scoefficienten für verschiedene Farben 

 genau bestimmt wurden. Mit dem Instrument können dann die Brechungs- 

 coefficienten des Albits «, ß, y und mit noch grösserer Genauigkeit 

 deren Differenzen y — ß etc. gemessen werden. Es wurde gefunden: 





a 



ß 



7 



2V 



A . . 



. . 1,52340 



1,52618 



1,53095 



74° 56 



a . . 



. . 1,52411 



1,52795 



1,53292 



82 52 



B . . 



. . 1,52505 



1,52935 



1,53468 



81 44 



C . . 



. . 1,52648 



1,53058 



1,53614 



81 34 



D . . 



. . 1,52905 



1,53330 



1,53858 



84 04 



E . . 



. . 1,53213 



1,53640 



1,54160 



84 38 



b . . 



. . 1,53274 



1,53701 



1,54224 



84 28 



F . . 



. . 1,53550 



1,53987 



1,54553 



82 54 



G . . 



. . 1.54130 



1,54571 



1,55095 



85 20 



wobei deutlich : g << o (bezogen auf c). 



