-384- 



Geologie. 



Im Gebiete der Humine und Kudine walten Kreide und Eocän vor. Das 

 Land bildet eine Hochfläche mit wenigen Gebirgsketten und meist hoch 

 gelegenen Poljen. Auf letztere sind die Wasserläufe beschränkt. Karren 

 fehlen, Dolinen sind häufig. 



Die Ausführungen des Verf. werden erläutert durch 7 Kärtchen der 

 von ihm studirten Glacialgebiete, 1 tektonisches Kärtchen des dinarischen 

 Systems und 3 Tafeln Profile. In der Einleitung wird erwähnt, dass Verf. 

 in Serbien und auf dem Balkan keine Gletscherspuren gefunden hat. Ein 

 Capitel ist dem Narenta-Laufe gewidmet; Cvnic führt hier an Beispielen 

 aus, dass die Tiefenerosion dieses Flusses und seiner Zuflüsse die Polje- 

 Bildung im Hochgebirge stört, und die Auflösung des Plateaus fördert. 

 Er verweist auf die Terrassen am Flusse und bemerkt, dass man aus dem 

 Grade der Verfestigung ihrer Schotter keinen Schluss auf ihr Alter machen 

 könne, da die Sickerwasser allenthalben reich an gelöstem Kalke sind. 



Penck. 



Petrographie. 



O. Klein: Die Anwendung der Methode der Totalreflexion 

 in der Petrographie. (Sitz.-Ber. preuss. Akad. d. Wiss. 1898. 317 

 —331. 2 Fig.) 



Verf. beschreibt zwei neue, von C. Leiss (Firma E. Fuess in Steglitz) 

 construirte Instrumente zur Bestimmung der Brechungsindices von Minera- 

 lien in unbedeckten Dünnschliffen, die mit stärker brechenden Medien in 

 Berührung stehen, durch Messung von Grenzwinkeln im streifend auf- 

 fallenden oder im reflectirten Lichte. 



Dem ersten Instrumente, das zur Wiedererkennung von Mineralien 

 mit bekanntem Brechungsindex dienen soll, liegt das Princip des Total- 

 reflectometers von F. Kohlrausch zu Grunde. Auf einer Bodenplatte 

 erheben sich zwei Säulen. Die eine Säule trägt das horizontale, zur Be- 

 obachtung dienende Mikroskop oder Fernrohr; auf der zweiten Säule be- 

 findet sich ein Glasgefäss zur Aufnahme einer stark brechenden Flüssigkeit. 

 Um das Gefäss herum greift ein Metallträger, in den ein Drehapparat 

 (dies. Jahrb. 1897. I. -229— 230 -. Fig. 1, 2) eingeschoben werden kann, 

 dessen Tisch mit verschiedenen Systemen von Blenden ausgerüstet ist. Mit 

 dem Mikroskop sieht man bei passender Beleuchtung die reflectirende 

 Fläche selbst und auf ihr den einen Theil heller als den anderen. 

 Man stellt das Präparat so ein, dass die Grenzlinie in die Mitte der Platte 

 kommt. Dieses Verfahren ist bei den kleinsten Mineral- 

 theilchen anzuwenden. Ist das Theilchen grösser, so versieht man 

 das Beobachtungsrohr mit einem Fernrohrobjectiv und fügt ein schwaches 

 Ocular mit Irisblende ein. Die Einstellung erfolgt dann in bekannter Weise. 



Das zweite, zur Messung von Brechungsindices dienende Instrument 

 stellt die Verbindung eines Mikroskops mit dem Halbkugel-Refractometer 

 von Abbe-Czapski (dies. Jahrb. Beil.-Bd. VII. 175. 1891 und 1891. I. 209) 



