183 



Verrückungen erkennen und wieder corrigiren zu können. Wenn man die- 

 jenige Fläche eines Krystalles, welche zum Ausgangspunkt seiner Orienti- 

 rung dienen soll , so gut wie möglich nach Äugenmaass einer der vorhin 

 erwähnten Schlitzrichtungen der Platte q parallel gestellt hat (die Eich- 

 tungen der Schlitze fallen in die Verbindungslinien 0° — 180 und 90° — 270 

 des Kreises a), so vollzieht sich die Justirarbeit in ganz ähnlicher Weise 

 wie bei den Goniometern. 



Zur Erzeugung eines optischen Signals für die Justirung von Kry- 

 stallflächen dient der Spiegel S Fig. 1, dessen Träger auf die Indexscheibe 

 des Kreises c gesetzt ist und durch eine Feder / festgehalten wird. Eine 

 Verstellung des Spiegels in verticaler Eichtling ist vorgesehen, um seine Ebene 

 mit der Krystallfläche in Coincidenz zu bringen. Der Spiegel ist parallel 

 dem Kreise c. Als Signale benutzt man am zweckmässigsten die horizon- 

 talen und verticalen Linien von Fensterkanten. 



Wenn die Justirung g durch ein gespiegeltes Object nicht ausführbar 

 ist, z. B. bei Krystallen mit nicht spiegelnden Flächen, so wird als Hilfs- 

 mittel zur Einstellung die Schneide S' Fig. 1 benutzt , welche gegenüber 

 dem Spiegel S an demselben Träger befestigt ist. Um diese Schneide, welche 

 ebenso wie der Spiegel dem Kreise c parallel ist, dem Kry stalle zuzuwen- 

 den, hat man nur den verschiebbaren oberen Theil des Trägers umzudrehen. 

 Die Schneide muss aber auch senkrecht zum Kreise a gestellt werden kön- 

 nen (zum Justiren von Krystallkanten) und dies geschieht, indem man ein 

 cylindrisches Stahlstäbchen in eine nicht sichtbare Einne der Indexscheibe 

 des Kreises c einlegt und auf dieses den Träger setzt, in dessen Fussplatte 

 eine gleiche Einne eingehobelt ist, Die Schneide s' steht sodann senkrecht 

 zu a und der Träger derselben kann jetzt auch nur in dieser Sichtung 

 verschoben werden. Für den Fall, dass ein zur Ebene des Kreises a pa- 

 ralleler Spiegel zur Orientirung erforderlich wäre, würde diesem Bedürf- 

 niss durch Ankleben eines Stückchen Spiegelglases an die Fläche des ver- 

 schiebbaren Theils des Trägers leicht genügt werden können. 



Die Operation der Orientirung eines Krystalls zur Schneidescheibe 

 lässt sich am besten durch ein praktisches Beispiel erläutern. „Es soll 

 von einem Kalkspathrhomboeder ein Abschnitt senkrecht zur optischen 

 Axe gemacht werden." Der Krystall wird an den Träger r so angekittet, 

 dass vier seiner Kanten annähernd senkrecht zum Kreise a und eine seiner 

 Flächen parallel einem Schlitze der Platte q zu stehen kommt, a muss vor- 

 her senkrecht zu c gestellt worden sein. Die stumpfwinklige Endecke des 

 Ehomboeders sei nach vorn , dem Beobachter , zugekehrt. Ist in dieser 

 Lage der Krystall durch Einspiegelung zweier Flächen justirt, so drehe 

 man den Kreis a um 52|- , dann ist die Eichtling der optischen Axe parallel 

 der Kreisfläche c. Die Neigung der optischen Axe gegen die Kreisfläche a 

 oder gegen die derselben parallele Schneidescheibe beträgt in dieser Lage 

 26°, so dass es nur noch einer Drehung von 64° des Kreises c bedarf, um 

 die optische Axe senkrecht zur Schneidescheibe zu richten. 



Das obige Beispie], bei welchem die Drehung der Axen von a und c 

 zur Herstellung der gewünschten Lage des Krystalles schon hinreichte, 



