200 



mühsam gewonnene Einstellung verloren geht — und die zweite Conden- 

 sorlinse von oben auf das Mcol'sche Prisma aufschrauben, oder man muss 

 den Polarisator ganz vom Mikroskop entfernen bezw. zur Seite schlagen, 

 mit zweiter Linse versehen und danach wieder einschalten; beides recht 

 umständliche und zeitraubende Verfahren. 



Nachstehend beschriebener Apparat soll die angedeuteten Mängel be- 

 seitigen und einen beliebigen Wechsel aus der einen Beleuchtungsart in. 



Fig. l. 



die andere ohne erheblichen Zeitaufwand und ohne das Object von der 

 Stelle zu bewegen gestatten. 



An einem unter dem Tisch des Mikroskopes verschiebbaren Schlitten S 

 (Fig. 1) hängen neben einander zwei NicoPsche Prismen Nc und Np, von 

 denen das eine Nc ein für allemal zur Beobachtung mit convergentem Licht, 

 also mit den bekannten zwei Condensorlinsen , versehen ist, während das 

 andere A 7 /) die zur Beobachtung mit sog. parallelem Licht nöthige Linse 



