-180- 



Mineralogie. 



C. Klein: Optische Studien. II 1 . (Sitz.-Ber. d. k. preuss. AkacL 

 d. Wiss. 1902. p. 104—119.) 



3. Vervollkommnung der Einrichtungen des Total- 

 reflectometers. Es wird zunächst ein Vergleich angestellt zwischen 

 dem Totalreflectometer nach Abbe-Czapski-Klein (dies. Jahrb. 1900. II. 

 -384-) und dem nach Kohlrausch-Liebisch- Wallerant (dies. Jahrb. 1899. 

 I. -194-), beide in ihrer Anwendung zur Bestimmung der Brechungsver- 

 hältnisse von Krystallen in Dünnschliffen , und festgestellt, dass in allen 

 Fällen dem Eefractometer mit der Halbkugel in Anbetracht des Licht- 

 einfalls, einfachen Auflegens, Abblendens am Krystall, der ausgiebigen 

 Drehung desselben um eine Axe etc. der Vorzug vor der Prismenconstruction 

 bleibt. An dem zur Beobachtung dienenden Mikroskop werden gegen 

 früher Änderungen empfohlen, besonders die Einführung einer Irisblende 

 in den Tubus unterhalb des Oculares und es werden Vorschläge gemacht, 

 die Vorzüge der seitherigen Hauptmethoden in einem neuen Instrument 

 zu vereinigen. R. Brauns. 



O. Klein: Totalreflectometer mit Fernrohrmikroskop. 

 (Sitzungsber. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch. 1902. 653 — 655.) 



Der wesentliche Unterschied des hier beschriebenen Instrumentes ge- 

 genüber dem zweiten, dem früher (dies. Jahrb. 1900. II. -385-) beschriebenen 

 liegt in dem Fernrohr. Der Halbkugel zunächst trägt es ein Objectiv, vor 

 demselben die CzAPSKi'sche Correctionslinse , ein für alle Mal fest, nicht 

 mehr mit einem Schieber mit dem Objectiv verbunden; darauf folgt das 

 Fadenkreuz, Fernrohrocular , totalreflectirendes Prisma, drehbarer NicoL 

 Irisblende im hinteren äusseren Brennpunkt und Vorschlagsloupe. Das 

 astronomische Fernrohr hat die Vergrößerung Ii, das Mikroskop, worin 

 sich das Fernrohr nach Einschaltung der Vorschlagsloupe entfaltet, eine 

 solche von 10. Man kann mit dem Mikroskop von oben her auf der Halb- 

 kugel und von der Seite durch dieselbe hindurch den Schliff, wenn nöthig 

 im polarisirten Lichte, beobachten. Das neue Instrument ist compendiöser 

 als das frühere, das besondere Mikroskop fällt hier fort, Mikroskop und 

 Fernrohr sind immer nur in einem Theile angebracht , aber der Wechsel 

 verschiedener Oculare ist nicht mehr so leicht möglich wie beim alten. 



R. Brauns. 



H. Arsaudaux: Analyses de quelques mineraux. (BulL 

 soc. framj. de min. 24. p. 472—476. 1901.) 



In den folgenden Analysen stehen links Gewichtsprocente, rechts die 

 (auf 1000 berechneten) Molecülzahlen. 



I. Rhomboedrische Carbonate. Alle sind u. d. M. rein be- 

 funden bis auf d, das von Adern von Calcit durch Jodmethylen ge- 

 trennt ist. 



1 Optische Studien I, 1. und 2. vergl. dies. Jahrb. 1900. II. -181-, 



