und die umkehrbare Umwandlung des Calciumcarbonats. 9g 



II. Vorrichtung und Versuchsanordnung. 



1. Prinzip. Bei den früheren Schmelzversuchen mit kohlen- 

 saurem Kalk (mit Ausnahme deren Lechatelier's) wurde der 

 Stoff in Porzellanröhren, Flintenläufe oder sonstige Stahlzylinder 

 eingeschlossen und das Ganze ins Feuer gelegt. Ich ging dagegen 

 von dem Prinzip aus, den Druck in einem kalt bleibenden Behälter 

 herzustellen und innerhalb dieses durch einen kleinen elektrischen 

 Ofen die erforderliche Temperatur zu erzeugen. In dieser Weise 

 kann der Druck manometrisch gemessen werden, während die 

 Temperatur durch ein druckfest isoliert eingeführtes Thermoelement 

 bestimmt wird. Ein beliebiger Kohlensäuredruck bis zur oberen 

 Grenze von etwa 150 Atmosphären wird hergestellt durch Ver- 

 bindung der Vorrichtung mit einem Zylinder flüssiger Kohlensäure. 

 Diese hat bei Zimmertemperatur einen Dampfdruck von rund 

 50 Atm., höhere Drucke wurden erreicht durch Übergießen des 

 in einem Blechmantel stehenden Zylinders mit heißem Wasser. 

 Die Kohlensäureflaschen des Handels sind auf 190 Atm. geprüft, 

 ich steigerte den Druck nicht über 120 Atm. \ Beim Heizen des 

 Ofens erhöht sich der Druck dann wenn gewünscht (durch weniger 

 starkes Kühlen der Versuchsbombe) auch über 150 Atm. 



Eine Dissoziation der Kohlensäure zu Kohlenmonoxyd und 

 Sauerstoff ist nicht zu befürchten, weil der gespaltene Teil der 

 Kohlensäure bei 10 Atm. und 1500° nur 0,2 % beträgt. Höherer 

 Druck und niedrigere Temperatur verkleinert diese Zahl noch 2 . 



2. Mechanische V o r r i c h t u n g. Die mechanische 

 Vorrichtung 3 ist in Fig. 1 im vertikalen Schnitt, in Fig. 2 hori- 

 zontal durchgeschnitten gezeichnet. Die aus Gußstahl hergestellte 

 Bombe hat 12 cm inneren Durchmesser und 1^ cm Wandstärke 4 . 

 Rechts in Fig. 2 sind die sechs isolierten Durchgänge (zwei mittlere 

 für die Stromleitung, die seitlichen für je ein Thermoelement) 

 nur schematisch angegeben. In Fig. 3 ist ein solcher Durchgang 



1 Bei ganz vollen Zylindern ist, wegen der starken Ausdehnung der 

 Kohlensäure in der kritischen Gegend, Vorsicht geboten. 



2 Nernst und v. Wartenberg, Zeitschr. f. phys. Chem. 1906. 56. 548. 



3 Der Apparat wurde vom Universitätsmechaniker G. Donner in 

 Leipzig nach meinen Angaben gefertigt. 



4 Kleine Undichtigkeiten, die sich auch im Stahlguß von dieser Stärke 

 nicht vermeiden lassen, können leicht mit einer Paste aus Wasserglas und 

 Asbest oder Ton von innen aus verstopft werden. 



