und die umkehrbare Umwandlung des Calciumcarbonats. ,97 



3. Druckmessung. Die Druckmessung geschah mittels 

 eines BouRDON-Manometers bis 200 kg/cm 2 . Es wurde durch Ver- 

 gleich mit einem Normalmanometer des physikalischen Instituts 

 in Leipzig nachgeprüft, die Konstanz während der Versuche ergab 

 sich aus den Ablesungen des Drucks in den Kohlensäurezylindern 

 unter Berücksichtigung der Zimmertemperatur. Im nachfolgenden 

 sind die Angaben in kg/cm 2 auf Atmosphären umgerechnet. 



4. Temperaturerzeugung. Für die elektrische 

 Heizung kann der gewöhnliche Typus der Öfen mit Wickelung 

 innerhalb oder außerhalb eines Porzellan- bezw. Magnesiarohrs 

 und freiem Versuchsraum für Einstellen des Platintiegels nicht 

 verwendet werden. Die Wärmeleitfähigkeit der Kohlensäure 

 unter hohem Druck ist eine so große, daß die Wärme bei dieser 

 Anordnung am Tiegel entlang nach oben strömt und die Versuchs- 

 substanz kaum erhitzt wird. Es wird deshalb der Platinheizdraht 

 (0,3 mm stark) auf ein unten geschlossenes Porzellanrohr von 10 cm 

 Länge, nur 15 mm lichter Weite und 1 mm Wandstärke gewickelt 

 und der Tiegel mit Versuchssubstanz möglichst eng an der Porzellan- 

 wand anliegend angebracht. Derartige Tiegel stelle ich durch 

 Schweißen aus dünnem Platinblech (0,05 mm Stärke) her. Nach 

 beendetem Versuch werden die Tiegel aufgeschnitten, um den 

 Schmelzkuchen frei zu gewinnen. Bei dieser Anordnung muß 

 auf das Anbringen eines zweiten Thermoelements zum Ablesen 

 der Ofentemperatur verzichtet werden. Die Keaktionsgeschwindig- 

 keit der Carbonate beim Schmelzen und Umwandeln ist jedoch 

 eine derart große, daß die Benutzung einer Differenzmethode 

 bei der Temperaturmessung sich als entbehrlich erwies. Sehr 

 wesentlich ist es, den Heizdraht durch Verkitten mit einer feuer- 

 festen Masse festzulegen. Ich verwende dazu ungebrannte 

 MARQUARDT'sche Masse, die durch Verreiben mit Wasser plastisch 

 wird und beim nachherigen Trocknen fest haftet. 



Das in dieser Weise hergestellte Heizrohr wird mit Marquardt- 

 schem Pulver umgeben in ein weiteres Rohr gestellt und der Zwischen- 

 raum zwischen Ofen und Bombenwand mit ausgeglühtem Asbest 

 ausgefüllt. Als Deckel des Heizrohrs diente ein 1|- cm langer 

 Magnesiazylinder mit Durchbohrungen für das Thermoelement. 

 Ebenfalls wurde Magnesia als Untersatz des Tiegels verwendet. 



Mit diesem Ofen können Bestimmungen bis 1600° ausgeführt 

 werden. Der Stromverbrauch steigt auch bei 150 Atm. Kohlensäure- 



N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1912. Bd. I. 7 



