98 



H. E. Boeke, Die SchinelzerscheimiDgen 



druck nicht über 5 Amp. Wenn nötig, wird der untere Teil der Bombe 

 in einem Wasserbade, der Deckel mit einem feuchten Tuche gekühlt. 



5. Temperaturmessung. Die Temperaturmessung 

 geschah mit einem von der physikalisch-technischen Reichsanstalt 

 geprüften Thermoelement Platin — 90 % Platin 10 % Rhodium 

 und Deprez ü'ARSONVAL-Galvanometer von Siemens & Halske. 

 Drähte von passender Länge werden innerhalb der Bombe mittels 

 kleiner Messingschrauben auf die entsprechenden Drahtstücke der 

 Durchführungen festgeklemmt und ebenfalls werden Thermo- 

 elementdrähte für die Verbindung mit dem Galvanometer benutzt. 

 Die zweite Kontaktstelle befindet sich somit am Galvanometer 

 und hat Zimmertemperatur. Die zu einer bestimmten Temperatur 

 gehörige E. M. K. des Thermoelements ist neuerdings bis zum Platin- 

 schmelzpunkte (1755°) von R. B. Sosman 1 tabellarisch zusammen- 

 gestellt auf Grund der sehr sorgfältigen Temperaturmessungen mit 

 dem Stickstoffthermometer bis 1549° von Day und Sosman. Ent- 

 sprechend dieser Tabelle ist die auf dem Galvanometer abgelesene 

 E. M. K. in die Temperatur der erhitzten Lötstelle übergeführt. 



Um die Richtigkeit der Skalenteilung des Galvanometers 

 nachzuprüfen, bestimmte ich den Schmelz- und Erstarrungspunkt 

 von Chlornatrium (100,00 % Na Cl, Kahlbaum „Zur Analyse mit 

 Garantieschein") mit Erhitzungs- und Abkühlungskurven, von 

 Gold und von Palladium (von W. C. Heraeus) nach der Draht- 

 methode. Die Frankenheim' sehen Kurven des Chlornatriums 

 gaben scharf, mit Haltezeiten von 100 — 150 sec, den gleichen Punkt 

 für Schmelzen und Erstarren. Beim Palladium zeigte es sich, 

 daß der Verbindungsdraht selbst, nicht eine der Lötstellen mit 

 den Thermoelementdrähten durchgeschmolzen war ; die Methode ist 

 also einwandfrei. Bei Wiederholungen wurden mit einer Genauig- 

 keit innerhalb 1° dieselben Schmelzpunkte abgelesen. Gefunden: 





E.M.K, abge- 

 lesen Millivolts 



Schmelztemper. aus 

 der E. M. K. berechnet 

 nach derSosMAN'schen 

 Tabelle 



Neueste Best, 

 von Day und 

 Sosman 2 



Chlornatrium . 



7,32 



799° 



800° 



Gold .... 



10,28 



1061 



1062,4 + 0,8 



Palladium . . 



16,09 



1545 



1549,5 + 2,0 



1 Amer. Journ. of Sc. 1910. 30. 1—15. 



2 Zeitschr. f. anorg. Chem. 1911. 72. 1—10. 



