116 



H- E. Boeke, Die Schmelzerscheinungen 



wird der Mikroskoptisch mit Beleuchtungsvorrichtung unter die 

 Bombe, der Tubus mit Trieb oberhalb derselben aufgestellt und 

 ein Objektiv von 6,5 cm Objektabstand eingeschaltet. Als elek- 

 trischer Ofen wird ein 6,5 cm langes Magnesiarohr mit innerer 

 Platindrahtwicklung verwendet. Zur Verkittung der Heizspirale 

 erwies sich auch hier die MARQUARDT'sche Masse als sehr brauchbar. 

 Der Objektträger mit dem Präparat besteht aus einem Kieselglas- 

 blättchen von 12 mm Durchmesser, das mittels Platindraht in 



Fig. 8. Mikroskop-Druckofen für hohe Temperaturen. 



passender Höhe des Ofens aufgehängt ist. Alsbald stellte es sich 

 heraus, daß Kieselglas durch Calciumcarbonat auch im festen 

 Zustande und ohne Dissoziation angegriffen wird. Die Objekte 

 wurden daher auf einen gebogenen dünnen Platindraht gelegt. 

 Zur Temperaturmessung ist ein Thermoelement mit seiner Löt- 

 stelle möglichst nahe beim Präparat angebracht. Die Messung 

 hat bei dieser Anordnung noch immer einige Unsicherheit, nament- 

 lich im stark wärmeleitenden komprimierten Gase. Deshalb wurde 

 unmittelbar neben dem Kalkspatpräparat ein Drahtstückchen aus 

 reinem Golde miterhitzt. Das Schmelzen des Goldes (1062,4°) 

 zeigte an, daß die Umwandlungstemperatur des Kalkspats sicher 



