128 K. Kroeker, lieber die Abhängigkeit der specifischen Wärme 



gefüllt, welches durch Anwendung einer Kältemischung von 

 Chlorcalcium und geschabtem Eis, die ich in den Zwischen- 

 raum von Tl t und Tl 2 brachte , an den Gefässwänden zum 

 Gefrieren gebracht wurde , so dass ein bis 2 cm starker 

 Eismantel entstand. Der Zwischenraum von d\ und Wl 2 

 wurde darauf mit gestossenem Eis angefüllt. 



Beide Gefässe Hessen sich mit einem Messingdeckel ver- 

 schliessen, der zwei Öffnungen für das centrale Rohr und 

 den engen Schenkel © besass, und auf welchem noch Eis- 

 stücke bis zur Mündung von ^ angehäuft werden konnten. 

 Der ganze Apparat wurde mit dicken Tüchern umgeben, um 

 das Wegschmelzen der äussern Eishülle nach Möglichkeit ein- 

 zuschränken. 



Die Bestimmung der in Folge des Schmelzens der Eis- 

 hülle (£ eingesogenen Quecksilbermengen geschah durch räum- 

 liche Messung mit einem Capillarrohre. Der Werth der Mil- 

 limeter-Scala dieses Rohres in Gewichtsmengen Quecksilber 

 war durch wiederholte Calibrirung für Intervalle von 10 zu 

 10 cm genau festgestellt worden. Mit Hilfe einer Lupe konnten 

 noch 0,1 mm hinreichend genau abgeschätzt werden. 



Der ganze Apparat befand sich in einem Zimmer, dessen 

 Temperatur 8° C. nicht überstieg. 



Die Eigenbewegung des Quecksilberfadens in dem Capil- 

 larrohre, welche bald nach Aufstellung des Calorimeters ein- 

 trat, war gering und durchaus regelmässig. Dieselbe fand zu- 

 nächst als Rückwärtsbewegung im Sinne des Eisschmelzens 

 statt. Die Ursache davon dürfte hauptsächlich darin zu 

 suchen sein, dass trotz der dicken Eisumhüllung geringe 

 Wärmemengen von der umgebenden Luft an das Calorimeter 

 abgegeben wurden, eine Annahme, die durch die Beobachtung 

 gestützt wird, dass Schwankungen der Zimmertemperatur von 

 weniger als 0,5° C. eine Änderung der Eigenbeweguug be- 

 wirkten und dass dieselbe ganz aufhörte, als die Temperatur 

 des Zimmers 0° betrug. Allmählich stellte sich eine Vorwärts- 

 bewegung des Quecksilberfadens ein, die wohl darauf zurück- 

 zuführen ist, dass von dem Deckel des Thermostats unreines 

 Wasser in das innere Gefäss 9ft 3 tropfte, welches den Ge- 

 frierpunkt des Wasserbades in 9)^ erniedrigte und dadurch 

 ein stetiges Weiterfrieren der Eishülle (5 bewirkte. 



