130 K- Kroeker, Ueber die Abhängigkeit der specifischen Wärme 



menge ist somit gemessen durch die Differenz zwischen der 

 zweiten und dritten Ablesung, vermehrt resp. vermindert um 

 die mittlere Eigenbewegung des Quecksilberfadens während 

 der Versuchsdauer. 



3. Bestimmung der specifischen Wärme des Wassers. 



Es musste nun zuvörderst durch Versuche mit einem 

 Stoffe von bekannter specifischer Wärme ein Urtheil über die 

 Genauigkeit gewonnen werden, mit der an diesem Calorimeter 

 gearbeitet werden konnte. Hierzu bediente ich mich des 

 destillirten Wassers. Ich suchte festzustellen, wie viel 

 Gramm Quecksilber eingesaugt werden, wenn sich 1 g Wasser 

 in dem Calorimeter von 100° auf 0° abkühlt. 



Zu diesem Zwecke brachte ich in ein kleines Kölbchen 

 von dünnem Glase, das auf der einen Seite zu einer feinen 

 Capillarröhre ausgezogen war, ausgekochtes destillirtes Wasser 

 und schmolz die Capillare zu, während das Kölbchen in einem 

 Bade von siedendem Wasser auf Siedetemperatur erhalten 

 wurde. Auf diese Weise blieb in dem Kölbchen nur ein sehr 

 kleiner wasserfreier Kaum. 



In der folgenden Tabelle bedeutet : 



p das Gewicht der Glashülle; 



w das Gewicht des Wassers: 



T die Erhitzungstemperatur des Kölbchens; 



N den Stand des Quecksilberfadens zur Zeit der Ab- 

 lesung ; 



E die stündliche Eigenbewegung des Quecksilberfadens ; 



S den durch die Abkühlung des Versuchskörpers mit 

 Berücksichtigung von E bewirkten Eückgang des 

 Quecksilberfadens ; 



Q T das mit Hilfe der Correctionstabelle des Capillar- 

 rohres und unter Berücksichtigung der herrschenden 

 Temperatur berechnete Gewicht der eingesaugten 

 Quecksilbermenge ; 



Q 100 das Gewicht der für T = 100° eingesaugten Queck- 

 silbermenge. 



