394 



Mineralogie. 



Es wurde die Prismenmethode angewandt unter Benutzung eines 

 BRüNNERSchen Goniometers mit 10" Ablesung; das Fernrohr vergrößerte 

 nur 6mal. Zur Messung des Prismenwinkels wurde das Fadenkreuz des 

 seitlich mittelst einer Hydrooxygenlanipe beleuchteten Fernrohres mit dem 

 von jeder Prismenfläche gespiegelten zur Deckung gebracht. Als Licht- 

 quelle diente bei der Bestimmung der Minimalablenkung für Na- und Li _ 

 Licht ein BüNSEN'scher Brenner, welchem comprimirtes Gas zugeführt wurde, 

 und für vier, zwischen k = 0,64370 u und A = 0,47986 t u liegende Linien 

 des Cd-Spectrums der zwischen zwei Cd-Drähten überspringende elektrische 

 Funken. Die Einstellungen waren so auf 5" genau. Der Erhitzungskasten 

 bestand aus drei in einander gestellten cylindrischen Kupferbüchsen ; durch 

 ein verticales Rohr wurde eine kleine Gebläseflamme eingeführt; ihre heissen 

 Dämpfe traten zunächst zwischen das innerste und mittlere Kupferblech, 

 füllten dann den innersten Baum und entwichen zwischen dem mittleren 

 und äusseren Kupferblech. Die Kupferbüchsen waren von vier zu zwei 

 gegenüber liegenden Bohren mit dicken planparallelen Abschlussplatten 

 durchsetzt, ein zweites verticales und ein fünftes horizontales Bohr ge- 

 statteten die Einführung zweier Thermometer. Der ganze Erhitzungs- 

 kasten ist sehr gut isolirt und lässt noch eine feine Justirung mit dem 

 eingeschlossenen Krystall zu. Nach gehöriger Justirung des Fernrohres, 

 des Collimatorrohres und Prüfung des Theilkreises wurde die nicht genaue 

 Planparallelität der Verschlussplatten dadurch möglichst unschädlich ge- 

 macht, dass die Platten so weit in ihrer Ebene gedreht wurden, bis der 

 von ihrer Vorder- und Hinterseite reflectirte Strahl in derselben Vertical. 

 ebene lagen; ferner dadurch, dass von jeder Substanz die Prismen so ge- 

 schliffen wurden, dass der im Minimum abgelenkte Strahl sie annähernd 

 senkrecht durchsetzte. Danach wird der Fehler für n (du = 0,0 4 3— 0,0 4 5) 

 durch Anwendung des Erhitzungskastens kaum vergrössert, wohl aber durch 

 Fehler der Temperaturmessimg, welcher für l u ca. 0,0 4 1 beträgt. Es wur- 

 den daher zwei sehr gute, wiederholt auf 450° erhitzte BAumx'scke Gas- 

 thermometer verwendet ; ihre Angaben wurden unter Zugrundelegung der 

 von Chapuis und Crafts angegebenen Vergleichungscurven und Berück- 

 sichtigung der Abweichung ihrer Angaben in den Siedepunkten von Naph- 

 talin und Benzophenon (bestimmt nach der Methode von Crafts) auf das 

 Wasserstoffthermometer reducirt. Danach glaubt Verf., dass ihre Angaben 

 auf 0,3°— 0,4° genau sind. Durch gleichzeitige Einführung der beiden 

 Thermometer durch das verticale und horizontale Bohr und Verschiebung 

 des einen wurde festgestellt, dass die Temperatur innerhalb des Erhitzungs- 

 kastens bis 300° überall fast gleich war, oberhalb 300° allerdings von 

 unten nach oben ein wenig zunimmt. Verf. schätzt danach die Temperatur - 

 ermittlung auf 1° des Wasserstoffthermometers genau. Bei allen diesen 

 und andern Vorsichtsmassregeln gaben bereits zu Anfang der Untersuchung 

 benutzte Prismen nach einem Jahre noch genau dieselben Resultate. 



Von jeder Substanz wurden 3 Prismen so geschnitten, dass ihre bre- 

 chenden Kanten je einer Elasticitätsaxe parallel lagen, während die Hal- 

 biruugsebene des brechenden Winkels mit einem optischen Hauptschnitt 



