Mineralphysik. Mineralchemie. Pseudomorphosen. 2 
_ Mineralogie. 
Mineralphysik. Mineralehemie. Pseudomorphosen. 
F. Fedorow: Neue Vorrichtungen für das Polarisations- 
mikroskop. (Annuaire geol. et min. d. 1. Russie. 4. 1901. p. 142—149. 
Russ, u. franz.) 
I. Neue Nicols. Da die Nicols der gewöhnlichen Art keine voll- 
ständige Auslöschung ergeben, liess Verf. ein auf einem neuen Princip 
beruhendes construiren. Dasselbe besteht im Wesentlichen einerseits aus 
einer Calcithalbkugel, die derart geschliffen, dass die optische Axe parallel 
der Halbkugelbasis geht, andererseits aus einem Flintglascylinder mit einer 
halbkugelförmigen Vertiefung, in welche die Calcithalbkugel genau hinein- 
passt. Der Brechungsexponent des Flintglases liegt zwischen den beiden 
Brechungsexponenten des Caleits. Die ekene Basisfläche der Halbkugel 
wird von einem Glasplättchen bedeckt, welches in der Mitte einen kreis- 
förmigen schwarzen Fleck trägt und von einem schwarzen Ring gefasst 
wird. Bei dieser Construction des Apparates convergiren die ordentlichen 
Strahlen und beleuchten das Präparat intensiv, während die ausserordent- 
lichen Strahlen divergiren, wobei diejenigen, welche auf das zu unter- 
suchende Mineralkorn fallen würden, durch den schwarzen Fleck absorbirt 
werden. Derartige Nicols, zu deren Anfertigung Caleit von besonderer 
Reinheit nicht erforderlich ist, gewähren eine vollständige ‚Auslöschung, 
geben sehr starke Beleuchtung, sind aber nur bei Verwendung einer 
künstlichen Lichtquelle benutzbar, während sie bei zerstreutem Tageslicht 
ganz ausser Frage kommen. Bei sehr starker Verengerung des oberen 
Diaphragmas des Polarisationsmikroskops können diese Nicols auch als 
Analysator verwendet werden. 
II. Mikrodichroskop von einfachster Construction. Um 
einen auch sehr schwachen Pleochroismus an sehr kleinen Mineralkörnern 
petrographischer Präparate zu bestimmen, bedient sich Verf. folgender 
Vorrichtung: Ein Deckglas wird auf einer Seite mit schwarzem Papier 
beklebt oder mit einem matten schwarzen Lack überzogen und hierin eine 
dichte Reihe paralleler gerader, je ca. 0,1 mm breiter Striche (ca. 4 auf 
1 mm) gekritzt. Sodann klebt man mittelst Canadabalsams ein Spaltungs- 
N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1904. Bd. I. a 
