2. LER - Mineralogie. 
stück von Üalcit derart auf das Papier oder den Lack, dass die Richtung 
der langen Diagonale des ersteren mit der Richtung der Striche zusammen- 
fällt. Stellt man nun das zu untersuchende Mineralkorn zwischen gekreuzten 
Nicols auf Dunkel ein, entfernt dann beide Nicols und befestigt obiges 
Mikrodichroskop derart auf dem Präparate, dass die Strichrichtung mit 
einem optischen Hauptschnitte des Kornes zusammenfällt, so erscheinen 
infolge der Caleitbedeckung die Striche doppelt, und zwar mit den ent- 
sprechenden pleochroitischen Farben. Durch richtige Auswahl der’ Dicke 
des Oaleitplättchens lässt es sich erreichen, dass die Striche sich gegen- 
seitig berühren. Will man dies Mikrodichroskop benutzen, ohne die Nicols 
zu entfernen, so muss man das Universaltischehen um 45° um die Vertical- 
axe drehen, wobei aber allerdings die Helligkeit des Gesichtsfeldes um 
über das Doppelte gegenüber dem ersteren Verfahren abnimmt. 
Wird das Caleitplättchen auf beiden Seiten mit solchen gestrichelten 
Gläschen derart bedeckt, dass die Hälfte der durch Doppelbrechung ent- 
stehenden Streifen verschwindet, so erhält man ein im parallelen Licht 
verwendbares Nicol. Das obige Mikrodichroskop kann zugleich auch als 
Analysator gebraucht werden, wenn es an Stelle des Fadenkreuzes im 
Ocular eingesetzt wird. . Doss. 
E. Fedorow: Bestimmung der Brechungsindices in 
Dünnschliffen. (Verh. Min. Ges. St. Petersburg. 40. 1903. p. 305—361 
u. Prot. p. 89—93. Russ.) 
Behufs schneller Bestimmung der Brechungsindices von 
Mineralien in petrographischen Präparaten liess sich Verf. einen als 
„vollkommenes Universaltischehen“* bezeichneten Apparat con- 
struiren, der, unter Zugrundelegung des gewöhnlichen Universaltischchens 
mit 3 Drehaxen (dies. Jahrb. 1899. II. -199-), die Möglichkeit bietet, den 
"Winkel der inneren Totalreflexion bezüglich der entsprechenden Axen der 
optischen Ellipsoide zu bestimmen. Die wesentliche Eigenthümlichkeit des 
neuen Apparates besteht darin, dass an Stelle eines Polarisators ein 
Feporow’sches Nicol (vergl. vorhergehendes Ref.) und ein Spektroskop 
& vision direete auf einem kleinen Schlitten verstellbar zwischen Spiegel 
und dem Object auf dem Tische angebracht wird, und dass für letzteren 
Kugeln von nicht unter 2 cm Durchmesser gebraucht werden. Diese 
Kugeln (dies. Jahrb. 1897. II. -16-) bestehen aus 2 Segmenten und 
2 Glasplättehen von gleichem Brechungsindex, wobei es zur Bequemlichkeit 
dient, die Theile dieser Kugeln in 3 Exemplaren zu haben, und zwar vom 
Brechungsindex ca. 1,72, 1,80 und 1,90. In dieser veränderten Gestalt 
fungirt der Universaltisch als ein Totalrefractometer des KorLrAuscH’schen 
Systems und erlaubt die Bestimmung der Brechungsindices von nicht 
über 1,75, d. h. der Mehrzahl aller als Gesteinsgemengtheile in Betracht 
kommenden Mineralien. 
Nachdem man zunächst den kleinsten Winkel der inneren Total- 
reflexion des zwischen beiden Halbkugeln befindlichen Luftraumes bestimmt 
