Krystallographie. Mineralphysik. Mineralchemie. 33 = 
Der II. Theil der Abhandlung behandelt die Frage, welche Rolle die 
Concentration der Lösung im Contact mit dem wachsenden Krystalle spielt. 
Hierbei kommt es zunächst darauf an, die Zusammensetzung der Lösung 
nicht nur in unmittelbarer Nähe des Krystalles zu bestimmen, sondern an 
der Berührungsstelle mit dem Krystalle selbst. Diese Aufgabe sucht Verf. 
durch die Bestimmung des Lichtbrechungsvermögens mit Hilfe der Methode 
der Totalreflexion zu lösen. Auch für diese Bestimmung ist das vom Verf. 
eonstruirte Goniometer besonders geeignet. 
Befestigt man ein Glasprisma an dem Krystallhalter, so kann man 
zunächst dessen Winkel und Lichtbrechungsvermögen messen; taucht man 
dasselbe dann in eine Lösung: und benutzt ein cylindrisches Gefäss, das an 
einer Seite durch eine planparallele, senkrecht zum Beobachtungsrohr 
orientirte Glasplatte abgeflacht ist, so kann man den Winkel der inneren 
totalen Reflexion in dem Prisma und damit den Brechungsindex der 
Flüssigkeit messen. Ist das Prisma klein genug, so ist es leicht, den 
Brechungsindex an jeder beliebigen Stelle der Flüssigkeit zu bestimmen. 
Hängt man nun einen Krystall in die Lösung und bewegt ihn allmählich 
auf die reflectirende Fläche des Prisma zu, so lassen sich eventuelle 
Änderungen in dem Lichtbrechungsvermögen der Flüssigkeit bei Annäherung 
des wachsenden Krystalles beobachten. L 
M 

Es zeigte sich, dass thatsächlich der Brechungsindex dabei in ganz 
geringem Maasse zunimmt; aber es konnte auf diesem Wege noch nicht 
der Index an der Berührungsstelle selbst bestimmt werden. ‚Dies jedoch 
wurde auf einem anderen Wege erreicht. 
Es sei (in der obenstehenden Figur) AOBO‘ der Durchschnitt durch 
die vier Flächen eines Alaunoktaäders justirt und centrirt im Goniometer, 
dessen Beobachtungsrohr —= T und dessen Collimator = C. HK ist 
senkrecht orientirt zu T. 
