Ueber das System Ca C 3 — Na AI Si 4 etc. 



47 



Platindrahtspirale auf einer nur etwa \ mm dicken Magnesia- 

 oder Marquardtmasse-Schicht auflag, so daß eine geradezu 

 ideale Wärmeübertragung von den Spiralen auf die Wandung 

 des Tiegels möglich wurde, was bei der großen Wärmeleit- 

 fähigkeit der komprimierten Kohlensäure von besonderer Be- 

 deutung ist. Mit solchen Öfen gelang es, ohne Gefahr für 

 die Betriebssicherheit, Temperaturen bis 1650? selbst bei 

 hohen Gasdrucken (bis 150 Atm.) zu erzielen, Leistungen, 

 die allerdings praktisch bis jetzt nur selten ausgenutzt werden 

 konnten. Die sehr empfindliche Innenwandung der Öfen, 

 welche manchmal an einzelnen Stellen absplittert und dann 

 das blanke Metall der Spirale freilegt, so daß Kurzschlüsse 

 innerhalb des Ofens über den die Substanz enthaltenden Platin- 

 tiegel wiederholt vorkamen, machte eine besondere Behand- 

 lung dieser Tiegel notwendig. Nach verschiedenen nicht zu- 

 friedenstellenden Versuchen, die Tiegel mit Marquardtscher 

 Masse (mit etwas Dextrin angesetzt in breiartiger Beschaffen- 

 heit aufgestrichen, getrocknet und geglüht) zu überziehen, 

 kam Verf. nach Rücksprache mit Herrn Dr. Haagn von der 

 Firma W. C. Heraeus-Hanau, für dessen Rat ich hierdurch 

 meinen Dank ausspreche, auf den Gedanken, die vorzüglich 

 isolierende Marquardtsche Masse als Schutzüberzug zwar bei- 

 zubehalten, als Träger aber eine Schicht von Thoriumdioxyd 

 zü benutzen, welche der Verf. durch Tränken der nur eben 

 festgewordenen, aber noch sehr brüchigen Marquardtschen 

 Masse auf dem Tiegel mit konzentrierter Thoriumnitratlösung 

 und darauffolgendes Glühen erzeugt. Es entsteht so ein absolut 

 isolierender, sehr beständiger und steinharter und dabei doch 

 sehr leichter und dünner (höchstens \ mm dicker) Überzug, 

 der sich in allen Hinsichten bewährt hat und mit dessen Hilfe 

 die vordem häufigen Unfälle vermieden werden konnten. 



Des weiteren hat der Verf. erkannt, daß zur Vermeidung 

 der bei hohen Temperaturen und Drucken sehr störenden 

 turbulenten Strömung des zusammengepreßten Gases innerhalb 

 des Ofens ein möglichst dichter Verschluß seiner Mündung 

 unbedingt notwendig ist. Verf. verkittet seitdem den aus 

 hartgebrannter Magnesia bestehenden Verschlußstopfen des 

 Tiegels direkt mit der Ofenmündung durch Marquardtsche 

 Masse, welche in teigig-plastischem Zustande aufgetragen und 



