Kristallphysik. Instrumente. 



-237- 



W. P. White and L. H. Adams: A Furnace Temperature 

 Regulator. (Phys. Review. 14. 1919. 44—48.) 



Der neue Regulator beruht auf dem Prinzip, daß die Wicklung des 

 einzustellenden elektrischen Ofens selbst einen Zweig in einer Wheatstone- 

 schen Brückenschaltung bildet und die Regulierung des Stromes automatisch 

 durch einen galvanometrischen Regulator erfolgt, der den Widerstand der 

 Wicklung konstant erhält. Mit dieser Vorrichtung kann man auf 0,1° 

 genau selbst bei Temperaturen von 500 — 1400° einen kleineren Ofen stunden- 

 lang konstant erhalten. Der Ofen bildet dabei also selbst eine Art 

 Widerstandsthermometer, belastet mit einem Strom von 12—18 Amp. Die 

 Vorrichtung ist allerdings nur für Gleichstrom in dieser einfachen Form 

 verwendbar. Besondere Vorteile ergeben sich daraus, daß der Regulations- 

 mechanismus ganz unabhängig vom Inneren des Ofens ist, so daß das 

 System auch durch die Trennung von Erhitzer und Regulator keine Träg- 

 heit besitzt. Voraussetzung für das gute Arbeiten der Apparatur ist eine 

 hinreichende Konstanz der Temperatur der Umgebung. W. Eitel. 



Roberts, Howard S.: A Furnace Temperature Regulator. (J. Washington 

 Ac. Sei. 11. No. 17. 1921. — Geophysical Lab. Carnegie Inst. Washing- 

 ton. No. 428.) 



Hans Schulz : Über Polarisationsprismen. (D. Opt. 

 Wochenschr. 7. 818—820. 1921.) [Ref. von H. R. Schulz in Phys. Ber. 

 3. 36. 1922.] 



Die theoretischen Grundlagen der Polarisationsprismen am Kalkspat 

 werden angegeben. Eine systematische Einteilung der möglichen Formen 

 läßt die erreichbaren Grenzen der Leistung erkennen. R. Brauns. 



C. Leiß: Polarisationsinstrument mit neuer Polari- 

 sationseinrichtung. (Zs. Krist. 1922. 56. 520—524.) 



Um unabhängig von den großen und kostspieligen Kalkspatstücken 

 zu sein, kann durch besondere Anordnung mit sehr kleinen Kalkspat- 

 doppelprismen von 16 — 18 mm Länge ebenfalls ein den großen Nicol- 

 schen Polarisatoren gleichwertiges polarisiertes Feld erzielt werden. Es 

 tritt ähnlich wie bei den Ferngläsern mit Prismenumkehrung durch An- 

 wendung von zwei totalreflektierenden Prismen, zwischen denen sich das 

 polarisierende Doppelprisma befindet , eine bedeutende Verkürzung der 

 ganzen polarisierenden Vorrichtung ein. Eine Seitenwand des Kastens, 

 der die gesamte optische Einrichtung enthält, ist aus Glas, so daß in an- 

 schaulicher Weise die neue Polarisationseinrichtung vorgeführt werden 

 kann. Es wird die Anordnung für Beobachtungen im konvergenten und 

 parallelen polarisierten Licht sowie zur Messung von Auslöschungsschiefen 



