-238- 



Mineralogie. 



beschrieben. Zu Unterrichtszwecken kann dem Instrument auch für die 

 Beobachtung von mikroskopischen Präparaten, insbesondere Dünnschliffen, 

 ein einfacher Mikroskoptubus beigegeben werden. M. Henglein. 



O. Leiß: Neues Reflexionsgoniometer und Spektro- 

 meter. (Zs. Krist. 1921. 56. 616-625.) 



Achsen- und Kreissystem entsprechen im wesentlichen dem des be- 

 kannten FüESS-WEBSKY'schen Reflexionsgoniometers. 



Der optische Teil wurde umgestaltet; in bezug auf Bildgüte, Seh- 

 feldgröße und Lichtstärke ist das neue Fernrohr dem alten wesentlich 

 überlegen. Für die Messung sehr kleiner oder unregelmäßiger Kristall- 

 flächen dient ein besonderer Kollimator, bei dem die Beleuchtung des 

 Signals durch ein besonderes Linsensystem erfolgt. Da die durch die 

 Blendeinrichtung im Kollimator vorgenommene Abbiendung dieselbe Wir- 

 kung ausübt, wie die entsprechende Abbiendung am Kristall selbst, so 

 bleibt nur die Wirkung der eingeschlossenen Kristallfläche übrig; besondere 

 Blendeinrichtungen sind im Beobachtungsrohr nicht erforderlich. 



Soll das Instrument vorwiegend zu feineren spektrometrischen Ar- 

 beiten , wie zur Bestimmung von Brechungsindizes nach der Minimum- 

 methode, verwendet werden, so wird es mit einem größeren Beobachtungs- 

 fernrohr und größerem Kollimator mit Mikrometerspalt versehen. Beide 

 Rohre sind durch Ringklemmen mit ihren Trägern verbunden und deshalb 

 leicht auswechselbar. Die Objektive des Kollimators und Beobachtungsfern- 

 rohres haben bei einer Brennweite von 160mm ein Öffnungsverhältnis von 1 : 7 

 und die Vergrößerung des Fernrohres beträgt mit dem beigegebenen 

 KELLNER'schen Okular von f = 26 mm = + 8. M. Henglein. 



C. Leiß: Refraktometer für die Bestimmung fester 

 und flüssiger Körper. (Zs. Krist. 1922. 56. 524—526.) 



Das nach dem Vorgang von Pülfrich hergestellte Fernrohr kann 

 rasch in ein schwach vergrößerndes Mikroskop umgewandelt werden. Der 

 Kreis für die Halbkugel ist in f Grade geteilt; die Halbkugel tragende 

 Achse ist hohl. Im Rohr befindet sich ein als Polarisator dienendes 

 NicoL'sches Prisma , das in die drei Stellungen 0°, 45° und 90° gebracht 

 werden kann. Der Vertikalkreis, an dem das abnehmbare Fernrohr bezw. 

 Mikroskop sich befindet, ist in | Grade geteilt; die Mikrometerschraube 

 hat 0,5 mm Steigung und ihre Trommel ist für Dispersionsmessungen unter 

 Anwendung GEissLER'scher Röhren in 150 Teile geteilt. Das Fernrohr, 

 die Beleuchtungseinrichtung , die Zentrierung und Justierung sind be- 

 schrieben. Für genauere Arbeiten, wie die Messung von optischen Gläsern 

 und Flüssigkeiten, kann dem Instrument ein zweites, leicht auswechselbares 

 Fernrohr (mit V. + 6 und 8° Sehfeld) und eine zweite Halbkugel mit 

 geringerem n D (1,67) beigegeben werden. M. Henglein. 



