Mineralchemie. Polymorphie. Flüssige Kristalle. -239- 



H. H. Thomas und A. F. Hallimond: A refractometer for 

 the determination of liquid mixtures. (Min. Mag. 1921. 19, 

 No. 92. 124—129. Mit 3 Textfiguren.) 



Der Apparat dient zur schnellen Bestimmung - des Lichtbrechungs- 

 vennögens der Flüssigkeiten, die gewöhnlich bei der Mineraluntersuchung 

 benutzt werden, und beruht auf der Beobachtung der Ablenkung eines 

 Lichtstrahles, der auf die schiefe Trennungsfläche von Flüssigkeit und 

 einem Glasprisma von genau bestimmtem Brechungsvermögen auffällt und 

 von letzterem abgelenkt wird. Zur Eliminierung von Fehlern werden 

 zwei Strahlen benutzt, die durch Ablenkung von zwei entgegengesetzt 

 geneigten Flächen eines rechtwinkeligen Glasprismas entstehen, das mit 

 der Hypothenuse normal zur Achse des Instrumentes steht. Der Abstand 

 zwischen den beiden von einer Lichtquelle erhaltenen Bildern ist abhängig 

 von dem Unterschiede im Brecliungsvermögen von Flüssigkeit und Glas- 

 prisma, und wird an einer Skala beobachtet, die unmittelbar den Brechungs- 

 quotienten ablesen läßt. Um das in weiten Grenzen (1,47 bis 1,74) 

 schwankende Brechungsvermögen der verschiedenen Flüssigkeiten zu be- 

 stimmen, empfiehlt es sich, mehrere Prismen von immer steigendem Brech- 

 ungsvermögen anzuwenden (angegeben werden 4 Prismen mit Brechungs- 

 index 1,51, 1,58, 1,65 und 1,72). 



Hinsichtlich der genaueren Einrichtung des Instrumentes wird 

 auf die Originalarbeit verwiesen. K. Busz. 



Mineralchemie. Polymorphie. Flüssige Kristalle. 



E. T. Allen und R. H. Lombard: Eine Methode zur Be- 

 stimmung des Dissoziationsdruckes von Sulfiden und ihre 

 Anwendung auf Covellin (CuS) und Pyrit (FeS 2 ). (Am. J. Sei. 

 (4.) 43. 1917. 175—195.) 



K. Schobert (Dissert. Berlin 1909) hat bereits nach dem V. Meyer- 

 schen Prinzip die Bestimmung des Dissoziationsdruckes des Schwefelkieses 

 versucht. Die jetzt befolgte Methode bestand darin, den Dissoziations- 

 dampfdruck gegen den bekannten Dampfdruck flüssigen Schwefels bei 

 bekannten Temperaturen zu kompensieren. Der verwendete Apparat besteht 

 aus einer Glas- (oder Quarzglas-) Köhre, an deren einem Eude eine Kugel 

 zur Aufnahme des Schwefels angeblasen wird, an deren anderem Ende 

 ein zylindrisches Gefäß für das zu untersuchende Sulfid angebracht ist. 

 Das Ganze wird evakuiert, sorgfältig entwässert und dann zugeschmolzen. 

 Zur Heizung des Apparates dienten zwei elektrische Öfen mit Ni-chrom- 

 drahtwicklung. Als Fundamentalwerte für den Schwefel-Dampfdruck bei 

 den verwendeten Temperaturen wurden die von Ruff-Graf, Matthies 

 und Bodenstein benutzt. 



