Mineralphysik. 



-135- 



Spalt ausgeblendet wird, erhaltenen Röntgenspektrogramme haben den 

 Nachteil, daß sie infolge des Eindringens des Röntgenlicktes in tiefere 

 Kristallschichten unscharfe Spektrallinien geben. Dieser Umstand wird 

 besonders störend bei Kristallen von geringem Absorptionsvermögen und 

 deshalb großer Eindringungstiefe, z. B. Zucker. Um auch in diesen Fällen 

 scharfe Spektrallinien zu erhalten, gibt Verf. zwei neue Methoden an, die 

 er als „Schneidenmethode" und „Lochkameramethode" bezeichnet. Die nach 

 der Schneidenmethode erhaltenen Spektrogramme schwächen den Fehler der 

 JBRAGG'schen Methode wesentlich ab, ohne ihn zu beseitigen. Die Aufnahmen 

 nach der Lochkameramethode, • bei der die Blende zwischen Kristall und 

 photographischer Platte sitzt, lieferten für einen feststehenden Zucker- 

 kristall bemerkenswert scharfe Spektrallinien. Für schwere Kristalle liefert * 

 die Schneidenmethode gleich gute Ergebnisse. Verf. schlägt vor. auch 

 für Lauephotogramme durch Einführung einer Blende hinter dem Kristall 

 den Einfluß der Kristalldicke zu eliminieren und dadurch die Schärfe der 

 Interferenzpunkte zu erhöhen. Ein Spektrograph für die beiden Methoden 

 wird beschrieben. R. Böse. 



H. Seemann : Über die Ökonomie der röntg enspektr o- 

 s konischen Methoden. (Phys. Zs. 20. 51 — 55. 1919.) 



Die RüTHERFORD'sche Spektralmethode für ^-Strahlen stößt in ihrer 

 Anwendung auf Röntgenstrahlen auf große experimentelle Schwierigkeiten; 

 auch ist sie ungeeignet für mittlere und längere Weilenlängen. Die Schneiden- 

 methode des Verf. 's (s. vorst. Ref.) gibt zwar gute Lichtausnutzung, aber 

 die Schärfe der Spektrallinien ist abhängig von der Tiefe der wirksamen 

 Schicht. Von diesem Übelstande frei ist die Lochkameramethode. Bei ihr ist 

 die Ausbeute um so besser, je näher der Kristall an den Spalt gerückt wird. 

 Gleichzeitig kann der Kristall kleiner sein. Verf. zeigt dann, wie sich durch 

 synchrone Bewegung von Brennfleck und Kristallfläche die Methode noch öko- 

 nomischer gestalten läßt. Bei der BRAGe'schen fokussierenden Drehmethode 

 ist die Lichtausnutzung bei kleinem Glanzwinkel mangelhaft. Die Hellig- 

 keitsverteilung im Spektrum bedarf daher einer Korrektur, die mit erheblichen 

 Schwierigkeiten verbunden ist. R. Böse. 



W. Friedrich und H. Seemann: Eine neue röntgenspektro- 

 skopische Methode. (Phys. Zs. 20. 55—58. 1919.) 



Die neue Methode, sog. Feustermethode, stellt eine Kombination der 

 RüTHERFORü'schen Methode mit der Lochkameramethode Seemann's dar 

 und ist hauptsächlich für die Spektraluntersuchung harter Strahlen gedacht. 

 Der zur Untersuchung verwendete Kristall kann beliebige äußere Form haben, 

 seine Dicke ist nur durch die Absorption beschränkt. Die Linienschärfe ist 

 von der Durchlässigkeit der Kristalle unabhängig; ein Vorzug, der bei organi- 

 schen Salzen eine erhebliche Rolle spielt. Die technische Ausführung wird 

 -eingehend dargestellt. R. Böse. 



