- 274- 



Mineralogie. 



wenn das einfallende Licht uupolarisiert war, und dieser Teil nimmt z« 

 mit wachsender Doppelbrechung und wachsendem Unterschied in der Ab- 

 sorption in verschiedenen Richtungen. 



Für die praktische Bestimmung und diagnostische Verwertung: 

 dieser Verhältnisse bei nietallographischen und chalkograpkischen 

 Untersuchungen ergeben sich nun zwei Möglichkeiten, die beide schon 

 von J. Koenigsberger (Centralbl. f. Min. etc. 19Q1. 1908, 1909—1910) dis- 

 kutiert sind: 



1. Auf das Präparat fällt gewöhnliches Licht, und es muß bestimmt 

 werden, ob das reflektierte Licht teilweise polarisiert ist. d. h. ob der 

 reflektierende Kristall anisotrop ist. Koenigsberger benützte hierzu eine 

 Savartplatte mit rotierendem Glaskompensator. Verf. schaltet in den Tubus- 

 eine Kalkspatspaltungsplatte mit Blende, welche nach Art der HAiniNGER'schen 

 Lupe zwei Bilder liefert, die mit einem drehbaren Nicol untersucht und 

 aut Farbengleichheit gebracht werden können. Die Empfindlichkeit ist 

 erheblich geringer als bei der Feststellung der Doppelbrechung im durch- 

 fallenden Licht, 



2, Wenn das einfallende Licht schon linear polarisiert ist, verursacht 

 der Amplitudenunterschied der beiden reflektierten Komponenten eine 

 Drehung der Polarisationsebene. Koenigsberger verwandte dazu einen 

 BiOT"schen Drehciuarz. Er gestattet aber nur qualitative Feststellung, ob 

 das reflektierende Medium isotrop oder anisotrop ist, ebenso die von Endell 

 und Haxemann .Ref. dies. Jahrb. 1914. II. -Q-) empfohlene BiOT-SoLEiL'sche 

 Doppelplatte oder das BERTRANursche Okular. Verf. verwendet dazu den 

 Wright 'scheu Doppelquarzkeil, der sowohl qualitativ die Anisotropie fest- 

 stellt als auch den Betrag der kombinierten Doppelbrechung und der Unter- 

 schiede in der Absorption mißt. Mau bekommt also auf diese Weise ver- 

 gleichende Maße für die „Anisotropie" verschiedener 

 reflektierender Substanzen, und kann außer dem die Lage der 

 Schwingungsrichtungen in dem betr. Schnitt festlegen, mehr 

 kann zurzeit an optischen Konstanten im senkrecht reflektierten Licht nicht 

 bestimmt werden. 



Diese Daten im Verein mit dem Verhalten der Körper beim Polieren. 

 Atzen, ihrer Farbe. Härte etc. müssen genügen, um Metalle. Legierungen, 

 und Erze im auffallenden Licht u. d. M. bestimmen zu können. 



H. Schneiderhöhn. 



F. E. Wriglit : Examination of ores an d metals in polarized 

 light. .Mining and Metallurgy. 1920. No. 158. 12 p.) 



Eine kurze Zusammenfassung der praktisch wichtigen Resultate der 

 vorigen Arbeit (s. vor. Ref.). Weiterhin wird der Einfluß der ver- 

 schiedenen Arten von Reflexionsprismen und sonstigen Vertikal- 

 und Opakilluminatoren auf den Charakter des auf das Präparat auffallenden 

 Lichtes untersucht. Es ergab sieb, daß durch diese reflektierenden Vor- 



