für den mineralogischen Unterricht. 



3 



seiner runden Säule vertical verschiebbar und drehbar und 

 kann in der richtigen Höhe durch eine Schraube geklemmt 

 werden. 



Fussplatte für das Mikroskop. An dem der 

 Lampe entgegengesetzten Ende des Tisches ist dieser durch- 

 bohrt und in der Durchbohrung ist die massive eiserne Säule, 

 welche die Fussplatte 1 für das Mikroskop trägt, eingeschoben, 

 sie ist vertical frei verschiebbar und wird durch eine unter dem 

 Tisch angebrachte Schraube festgestellt. Hier empfiehlt sich 

 statt der freien Verschiebung eine Hochstellvorrichtung mit 

 Handrad und Gewinde. Auf der Fussplatte wird das Mikroskop 

 durch eine über den Fuss gelegte, festschraubbare Platte 

 befestigt. Instrumente, die nach Grösse und Gestalt ihres 

 Fusses hierzu nicht passen, werden durch zwei eiserne Klam- 

 mern gehalten, jedenfalls muss das Instrument recht fest 

 stehen. 



Sammellinsen 2 , Durchmesser 14 cm. Ein Zwei- 

 linsentheil a macht die Lichtstrahlen annähernd parallel 

 und kommt in der Eegel dicht an die Lampe; als Schutz 

 gegen die Wärme schiebt man zweckmässig eine dünne 

 Glimmerplatte zwischen die Öffnung im Lampenkasten und 

 die Linse. Ein Einlinsentheil &, welches die parallelen 

 Strahlen wieder sammelt. Es empfiehlt sich, diese mit einem 

 kreisrunden Schirm zur Abhaltung störenden Lichtes zu 

 versehen. Jede wird auf dem Reiter centrirt und in der 

 richtigen Höhe ein- für allemal festgeklemmt. Durch über- 

 geschobene Blechhülsen wird seitlicher Austritt des Lichtes 

 verhindert. 



Kühlgefäss 3 K wird auf dem Reiter in der richtigen 

 Höhe festgeklemmt. Zur Füllung benutze ich statt des 

 destillirten Wassers reines, farbloses Glycerin, das sich bis 

 jetzt gut bewährt hat. In manchen Fällen, z. B. bei langer 

 Demonstration eines Dünnschliffs oder bei Demonstration im 

 convergenten polarisirten Licht genügt diese Kühlung nicht, 



1 Bezogen von ZEiss-Jena, No. 254. Preis 26 Mk. 



2 Bezogen von ZEiss-Jena, No. 287. Preis für a und b 100 Mk. 

 (die Nummern und Preise beziehen sich auf den Specialkatalog über 

 Apparate für Projection von Carl ZEiss-Jena, vierte Ausgabe, 1899). 



3 Von ZEiss-Jena bezogen, No. 289. Preis 50 Mk. 



1* 



