für den mineralogischen Unterricht. 



7 



des Krystallrefractometers, beide Grenzen fallen zu nahe 

 zusammen.) 



4. Demonstration grosser Objecte im parallelen 

 polar isirten Licht. Anordnung: Lampe, Kühlgefäss, 

 Linse «, FoucAüLT'sches Prisma, Linse &, Projectionsobjectiv, 

 Irisblende, Analysator. Als Analysator benutze ich den grossen 

 Polarisator von dem grossen Mikroskop von Voigt und Hoch- 

 gesang, der, in eine passende Hülse gefasst, auf einem der 

 Reiter befestigt wird. Gypsblättchen oder Quarzkeil wird 

 zur Demonstration mit w^enig Wachs an den Rand der Fassung 

 vom Polarisator angeklebt, grössere Gegenstände werden auf 

 ein kleines Tischchen gestellt, das mit einer Säule versehen 

 ist, die in die Hülse eines Reiters passt. Es wird hiermit 

 u. A. demonstrirt : Quarzkeil und die Compensationserschei- 

 nungen, gekühlte Gläser bis zu 3,5 cm Kantenlänge, Doppel- 

 brechung durch Druck, Circularpolarisation. Hierzu dient ein 

 klarer Würfel von chlorsaurem Natron mit 4, 2J und 2 cm 

 Kantenlänge, 2 in einer Korkplatte nebeneinander gefasste 

 Quarzplatten von gleicher Dicke, die eine rechts, die andere 

 links drehend, eine Amethystplatte mit R.- und L.-Theilen. 

 Annähernd homogenes Licht giebt ein rothes Kupfer- 

 überfangglas und ein Absorptionstrog 1 mit sclrwefelsaurem 

 Kupferoxydulammoniak, der auf ein gleiches Tischchen wie 

 die Präparate gestellt werden kann. 



Zur Spectralanalyse der Interferenzfarben wäre ein 

 geradsichtiges Prisma einzuschalten, Versuche damit habe ich 

 noch nicht angestellt. 



5. Demonstration von Dünnschliffen im Mikro- 

 skop. Ein beliebiges Mikroskop wird auf der Fussplatte 

 (siehe p. 3) befestigt; ich benutze ein solches von W. und H. 

 Seibert mit den gewöhnlichen Objectiven und Ocularen. Das 

 Licht wird durch den Spiegel auf das Präparat geworfen (bei 

 längerer Demonstration desselben Präparates Luftgebläse!), 

 die Hülse mit dem Polarisator wird entfernt, als Polarisator 

 dient auch hier das FoucAULT'sche Prisma, der Analysator 

 ist von der Seite in den Tubus einzuschalten, auf das Ocular 

 kommt das totalreflectirende Prisma. 



1 Bezogen von E. Leybold's Nachf. , Köln. Preis 4 Mk. 75 Pf. 

 Grösse 2:9:9 cm. 



