Krystallographie. Mineralphysik. Mineralchemie etc. -9- 



die Änderung des Brechungsexponenten nur durch Änderung der Dichte 

 zu erklären suchte, genügt den Beobachtungen des Verf.'s nicht. 



E. Sommerfeldt. 



O. Leiss: Über ein neues Proj ectionsmikr oskop für den 

 mineralogisch-p e tro grap hisehen Unterricht. (Zeitschr. f. Kryst. 

 37. p. 270—273. 1903.) 



Das hier beschriebene Projectionsrnikroskop ist für solche Projections- 

 apparate bestimmt, die vorzugsweise zur Projection von Diapositiven 

 dienen , es wird nicht mit einer optischen Bank verbunden , sondern vor 

 den Projectionsapparat aufgestellt. Diesem zunächst wird eine Concavlinse 

 eingeschaltet, die das Licht parallel macht, dann folgt ein grosser Polari- 

 sator P, der in eine drehbare Fassung eingesetzt ist. An der hinteren 

 Fläche des drehbaren, vertical stehenden Objecttisches befindet sich ein 

 mit zwei Hülsen versehener Schlittenschieber, in denen die Röhren stecken, 

 welche die Condensorlinsen tragen, für jedes Objectiv (0, 3, 5) ist eine 

 besondere Condensorlinse zu benutzen , bei Anwendung des Objectivs 7 

 wird zur Erhöhung des Lichteffectes ausserdem vor die Condensorlinsen 

 3 und 5 noch eine halbkugelförmige Linse geschraubt, welche zugleich für 

 das convergente polarisirte Licht gebraucht wird. Der Analysator, etwa 

 von der Grösse des grössten Polarisationsnicols gewöhnlicher Mikroskope, 

 ist in der üblichen Weise ein- und ausschaltbar, d. h. er wird in den 

 Tubus eingeschalten. In den Tubus lässt sich noch ein Oculartubus ein- 

 stecken, der vor der Augenlinse eine kurze Röhre enthält, in welche ein 

 zweiter Analysator eingeschoben werden kann, wenn es sich darum handelt, 

 «ine stauroskopische Platte zu benutzen. Das ganze Instrument ist auf 

 einem Dreifuss befestigt und kann hoch und tief gestellt werden. 



R. Brauns. 



Ernst Beckmann: Über Spektrallampen. IV. (Zeitschr. f. 

 physikal. Chemie. 40. p. 465—474. 1902.) 



Hier werden weitere, besonders auch einfache Spektrallampen be- 

 schrieben, deren Einrichtung man im Original nachsehen möge. 



R. Brauns. 



F. Wallerant: Sur un nouveau modele de ref ractometre. 

 (Bull. soc. franc. de min. 25. p. 54—56. 1902.) 



Verf. verwendet in dem hier (allerdings kaum erkennbar) abgebildeten 

 Instrument ein Prisma, dessen 8 Flächen alle unter 60° zu seiner Basis 

 geneigt sind; dieses wird auf dem mit dem Präparat fest verbundenen 

 Objecttisch so befestigt , dass die Drehungsaxe senkrecht zur Basis des 

 Prismas liegt. Diese Anordnung soll den besonderen Vortheil haben, dass 

 man die Brechungsindices durch zwei gegenüberliegende Flächen messen 

 und so namentlich den aus dem nicht festen Anliegen der Krystallfläche 



