16 M. Schwarzmann, Zur Krystallophotogrammetrie. 



seiner Lage nicht veränderten Krystall befinden. H ist also 

 centrisch, B excentrisch zur Drehaxe des Goniometers. Unter 

 H wird die Hilfsfläche angekittet und durch Ausziehen bei 

 B bewirkt, dass sie nur wenig sich über dem Krystall be- 

 findet. Durch Senken des ganzen Centrir- und Justirapparates 

 des Goniometers wird dann bewirkt, dass die Hilfsfläche sich 

 in der Höhe der Fernrohraxe befindet und mit der Schraube C 

 wird das Justiren vorgenommen. Um später wieder den Kry- 

 stall einzustellen, braucht man dann nur den ganzen Centrir- 

 und Justirapparat des Goniometers wieder zu heben. 



Den gleichen Dienst wie der Träger Fig. 2 leistet auch 

 die folgende Anwendung von Träger Fig. 2 a und 2 b (Maass- 

 stab 1 : 2). Der Kry stallträger Fig 2a ist dem Gonio- 

 metertischchen so angepasst, dass er nach dem Abnehmen und 

 Wiederaufsetzen genau die gleiche Stelle wie vorher einnimmt. 

 Der Träger der Hilfsfläche Fig. 2 b kann vor dem Fest- 

 klemmen um seine Axe auf der im Allgemeinen schiefen Ebene 

 des Goniometertischchens gedreht werden. Diese Drehung, 

 durch welche die Neigung der Hilfsfläche langsam geändert 

 wird, benützen wir zum Justiren derselben. Die eine Hand 

 hält den auf das Goniometertischchen gesetzten Träger der 

 Hilfsfläche derart, dass das Reflexbild sich auf dem verticalen 

 Faden befindet, die andere Hand dreht das Goniometertischchen, 

 bis dass der Reflex durch den horizontalen Faden halbirt wird. 

 Sobald dies der Fall ist, wird der Träger festgeklemmt und 

 die Hilfsfläche befindet sich in der richtigen Lage. 



Fig. 3 (Maassstab 1 : 7) stellt das Stativ für das plan - 

 parallele Glasplättchen mit Justir einrichtung des- 

 selben dar. Nach Lüften der Schraube A kann Theil iT 

 gegen den Fuss I gedreht werden. Die Schrauben B und G 

 dienen zum Justiren des planparallelen Glasplättchens P. 

 Nach Lüften der Schraube D kann der Theil III gehoben 

 oder gesenkt und gegen den Theil II gedreht werden. Bei 

 E kann der Träger von P gegen den Theil III gedreht und 

 von ihm abgeschraubt werden. 



Zur justirbaren Befestigung des Spiegels auf der „Spiegel- 

 platte" (dies. Jahrb. 1900. IL 6) wurde ein möglichst leichtes 

 dreieckiges Tischchen construirt. Der obere Boden des Tisch- 

 chens nimmt den aus einem oben planen und unten matten 



